154 



tion fixe. La sous-platine se meut par une crémaillère et, au-dessous, le 

 miroir est fixé à une tige prolongeant le bras et qui peut osciller dans un 

 plan parallèle à l'axe optique pour établir l'éclairage oblique. 



Il est inutile d'ajouter que le mécanisme et le travail sont de premier 

 ordre, car M. Zentmayer est un des meilleurs constructeurs du monde. 

 D'ailleurs, pour assurer la douceur des mouvements et la durabilité de 

 leur fonctionnement, toutes les pièces qui doivent éprouver un frottement 

 l'une sur l'autre sont faites en un métal différent, l'une est en laiton forgé 

 et l'autre en bronze. L'instrument est, d'ailleurs, binoculaire, d'après le 

 système de M. Wenham. 



C'est à M. Zentmayer qu'appartient l'idée ingénieuse des platines mo- 

 biles, c'est-à-dire qu'on peut enlever facilement pour les remplacer par une 

 autre. C'est ainsi qu'à sa platine à mouvements rectangulaires on peut en 

 substituer une plus mince encore, à barrette mobile à la main. C'est cette 

 platine, inventée, en ISô^, par M. Zentmayer, qui a été reproduite en An- 

 gleterre, d'abord, à ce que nous croyons, par M. Crouch (1), puis par un 

 grand nombre d'autres constructeurs. M. Nachet, à Paris, l'a imitée aussi 

 d'après un instrument construit par M. Zentmayer, en 1864, pour le D»- W. 

 W. Keen, de Philadelphie, qui le montra à trois reprises différentes à M. 

 Nachet et le lui envoya au printemps de 186S. Elle consiste en un disque 

 de bronze qui peut s'adapter à l'instrument à l'aide de quelques vis. Sur sa 

 face supérieure est un second disque à limbe divisé sur argent et qui peut 

 exécuter une révolution entière. C'est la platine proprement dite; elle porte 

 un chariot formé par une plaque de glace transversale maintenue en con- 

 tact par un double ressort terminé par une vis à pointe d'ivoire. Cette lame 

 peut être mise en mouvement avec la main et elle entraîne la préparation 

 qui lui est fixée par un ressort et un arrêt. 



La platine, mobile à la main, est particulièrement commode lorsqu'il 

 s'agit de suivre sous le microscope les mouvements rapides d'un animal, 

 d un infusoire, par exemple, sur le porte-objet. Plus mince encore que la 

 platine à mécanisme rectangulaire, elle permet un éclairage plus oblique. 

 M. Zentmayer en construit encore une autre, circulaire, en glace, qui peut 

 aussi se monter sur le même instrument. Ces diverses platines mobiles 

 peuvent être centrées exactement, et, de plus, elles peuvent se retourner, 

 sens dessus dessous, ainsi que nous l'expliquerons en décrivant le modèle 

 du c( Centenaire », l'objet venant se placer à la face inférieure, au centre 

 de l'éclairage, et pouvant ainsi recevoir une lumière aussi oblique qu'on 

 le désire. 



Ce splendide microscope est reproduit, à peu près dans tous ses détails, 

 dans le second grand modèle, sauf que l'instrument n'est pas porté sur une 

 plate-forme à rotation et que sa taille est un peu moins grande; il ressemble 

 donc beaucoup alors au grand modèle de MM. U. et J. Beck, de Londres, 

 mais on peut lui adapter différentes platines. 



(1) Voir Journal de Micrographie,!. I"", p. 327 ctsiiiv. 



