156 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



Très-analogues dans leurs principales dispositions sont les deux grands 

 modèles de M. R.-B. Toiles, les grands stands À et B, auxquels il vient 

 d'en ajouter un troisième (breveté le 1^"* janvier 1878) et qui exige une 

 description toute spéciale. 



Jusqu'à Tannée dernière, en effet, l'Établissement Optique de Boston 

 (Boston Optical Works) qui, pour la construction des instruments, est di- 

 rigé par M. R.-B. Toiles, fabriquait deux grands modèles, un moyen 

 {Toiles studenfs microscope) et deux petits. Le modèle A (fig. 30) est un des 

 plus grands qui aient été construits. Il est monté sur une plate-forme tour- 

 nante divisée sur son limbe et qu'on peut fixer, dans une position donnée, 

 par une vis de pression. Le bras courbe, très-fort, supporte le tube dans 

 les deux tiers de sa longueur; les mouvements, rapide et lent, se font par 

 les procédés ordinaires. La platine, circulaire, large de 15 centimètres, 

 est douée d'un triple mouvement mécanique par un bouton moleté à double 

 tête et par un second bouton placé de l'autre côté. Divisée sur un cercle 

 d'argent, elle peut exécuter une révolution entière autour du centre op- 

 tique; elle porte une barrette mobile avec ressorts et points d'arrêt. La 

 sous-platine est montée sur une crémaillère et peut être centrée par trois 

 vis. Enfin, le miroir est porté sur un bras à triple articulation, et nous 

 voyons sur les anciens catalogues de M. Toiles que, dès 1872, on pouvait 

 adapter à ce modèle, sous la platine, un arc de cercle divisé, permettant 

 de mesurer l'angle que fait le rayon incident avec l'axe optique pendant 

 l'éclairage oblique. 



Ce microscope, l'un des plus beaux instruments connus, fonctionne 

 admirablement, le fini du travail est parfait et les précautions ordinaires 

 sont prises par la combinaison des métaux difîerents pour adoucir 

 tous les frottements. Il est, d'ailleurs, composé du moindre nombre 

 possible de pièces et de vis, ce qui est une condition de durée. Le corps est 

 monoculaire avec un tube supplémentaire à tirage, et gradué. Nous avons 

 dit que M. R.-B. Toiles n'emploie pas le système binoculaire de M.Wenliam, 

 mais un système binoculaire stéréoscopique dont il est l'inventeur et qu'il 

 coTîî^truisait déjà en 1864, bien qu'il ait apporté, depuis, de notables modifi- 

 cations dans sa forme. 



Le stand B est un peu moins grand et sa construction est identique, mais 

 il n'est pas porté sur une plate-forme tournante. C'est ce bel instrument 

 que M. Toiles a, pour ainsi dire, transformé en 1877 pour lui adapter un 

 grand nombre de perfectionnements des plus importants qui en font un 

 modèle entièrement nouveau. M. G.-E, Blackliam, qui a acquis, en juillet 

 1877, le premier microscope construit d'après ces principes, a bien voulu 

 nous en adresser une description détaillée que nous publierons prochaine- 

 ment, en nous aidant, d'autre part, des patentes prises par M. Toiles, en 

 Amérique, le l'"'" janvier 1878, et que nous avons entre les mains. 



La maison Bausch et Lomb, de New- York, [Bausch and Lomb optical Co.) 

 est, depuis le l' ' janvier 1876, dirigée, pour la construction des instruments, 

 par M. E. Gundlach, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. M. E. Gundlacli, 



