JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



en cédant à MM. Seibert et Krafft son établissement bien connu, àWetzlar 

 (Saxe-Weimar), a apporté d'Allemagne quelqutîs modifications de formes 

 aux modèles américains qui en font, pour ainsi dire, de ses instruments, 

 des modèles de transition entre les microscopes anglo-américains et ceux 

 notre continent. 



Il construit un grand modèle {professional), un second grand modèle 

 (large studenfs microscope) et un grand nombre d'instruments moyens et 

 petits. 



Dans tous ces modèles, il a adopté le trépied américain et renoncé au 

 pied en fer à cheval ou en tablette, qui est défectueux, en effet, car il n'a de 

 stabilité que sur une surface absolument plane si sa face inférieure est 

 plane elle-même ; et il n'en a, pour ainsi dire, nulle part, si cette face est 

 plus ou moins gauche, ce qui arrive trop souvent. Le trépied, au con- 

 traire, trouve à s'établir d'aplomb partout. M. Gundlach a adopté pareille- 

 ment (sauf dans un seul modèle), la forme inclinante sur un axe horizontal 

 soutenu par deux colonnes, et, le plus souvent, la courbe du bras à la 

 Jackson ; enfin, la longueur et la largeur du tube. Il a renoncé, d'autre 

 part, aux platines tournant avec le corps de l'instrument selon notre 

 système et, en même temps, aux platines à mouvements rectangulaires. 

 Dans ses moyens et petits modèles, la platine est une plaque carrée en 

 caoutchouc durci, ce qui est très-ingénieux, car cette substance est légère, 

 solide et résiste parfaitement aux réactifs. Dans les deux modèles supérieurs 

 (fîg. 32), la platine est une épaisse lame de glace (ce qui existe aussi dans 

 plusieurs modèles de M. Zentmayer et de MM. James Queen et Co., de 

 Philadelphie). — Sur cette lame déglace glisse à la main une barrette 

 mobile munie de ressorts en dessous pour s'appliquer à la platine, et 

 en-dessus pour pincer le porte-objet. Le mouvement rapide se fait, soit par 

 glissement, soit à l'aide d'une crémaillère, et le mouvement lent par 

 un système particulier très-simple et très-bon : une vis micrométrique 

 agissant sur un levier horizontal, lequel élève ou abaisse le tube entier du 

 microscope sans faire varier la distance de l'objectif à l'oculaire, principe 

 qui appartient aux microscopes français et allemands. 



De plus, la tige qui supporte le miroir porte une petite sous-platine sur 

 laquelle on peut placer un diaphragme ou des instruments d'éclairage. Un 

 cercle métallique fixé à la face inférieure de la plalinc permet d'ailleurs d'y 

 fixer par une articulation à baïonnette les divers appareils d'éclairage 

 spécialement construits par M. Gundlach, le condenseur achromatique 

 hémisphérique à immersion, qui a de l'analogie avec un appareil 

 employé dans le même but par M. Toiles, dès 1871 (l),et avec le conden- 

 sateur du D' Abbé, et le projecteur oblique, cône tronqué, en verre, qui 

 projette sous l'objet des rayons obliques en supprimant l'épaisseur de la 

 platine. 



La tige qui porte le miroir n'est pas articulée, mais elle oscille, comme 



[i) Monthly Microscopical Jaurnal, nov. 1871 



