JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



225 



sans conteste, du changement de direction que l'on fait subir au disque, 

 ce qui ne se rencontre pas dans le vernier appliqué sur la tige. Le jeu du 

 pignon ne peut être évité, car même dans les chronomètres les plus par- 

 faits et les mieux soignés dont on se sert dans les observatoires, j'ai pu me 

 convaincre que là, également, il existe du jeu; cela est nécessaire pour con- 

 server la marche la plus régulière possible. 



Le disque en cuivre que j'emploie porte mille divisions. 



J'ai préféré une disposition décimale, et à l'aide du tableau ci-dessous 

 et du vernier, je puis arriver à toutes les données possibles des divisions 

 du cercle ; 1,000 divisions du cercle équivalent à 360^ 



1000 divisions ou 360 degrés. 



100 



36 



10 



3.60 



9 



3.24 



8 



2.88 



7 



2.52 



6 



2.16 





1.80 



4 



1.44 



3 



1.08 



2 



0.72 



1 



0.36 



0.1 



0.036 



0.01 



0.0036 



En continuant les applications du vernier au microscope, je l'ai utilisé 

 entre autres au corps même de l'instrument, que j'ai divisé à cet elFet en 

 deux, afin de connaître la distance exacte entre l'oculaire et l'objectif. Les 

 deux parties s'emboîtent l'une dans l'autre, et sont mises en mouvement à 

 Taide d'un pignon. L'une des deux parties est munie du vernier, l'autre 

 possède l'échelle. Lorsque je désire arriver à une donnée plus précise 

 encore, je me sers ensuite de la vis à mouvement lent ou de précision. 

 Cette vis est munie d'un bouton moletté, divisé lui-même en degrés numé- 

 rotés ; il y a de plus un index qui marque les degrés. 



Je donnerai sous peu communication d'une nouvelle vis à mouvement 

 lent et régulier avec application du vernier. 



Pour utiliser le cercle gradué, il faut que le microscope soit à crémail- 

 lère : il suffit de placer sur le pignon, une pièce à pivot qui maintienne le 

 disque ou cercledivisé, et permette ainsi de mesurer l'épaisseur des objets 

 que Ton désire observer. 



La planche l fait voir la disposition que j'ai adoptée pour l'application, 

 au microscope, du vernier et du cercle divisé. 



L.-M. Ba^yens, 

 Trésorier de la Société belge de Microscopie. 



