262 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



M. Vérick ne pouvait, lui non plus, négliger cet important perfection- 

 nement, et un superbe modèle 1 exposé par ce constructeur, est muni, 

 de même, d'une platine à rotation indépendante, divisée sur les bords, avec 

 mouvements rectangulaires mesurés sur des échelles graduées. Tous les 

 mouvements sont, d'ailleurs, mesurés avec des verniers. Ce microscope 

 est certainement un des plus beaux de la section française ; je préférerais 

 toutefois que les vis à tête moletée, agissant sur les mouvements rectangu- 

 laires de la platine, fussent placées horizontalement sur les côtés de celle-ci, 

 comme dans les instruments anglais, et non verticalement sur la platine 

 elle-même dont le mécanisme diminue la surface utile. Cet instrument, qui 

 dans la vitrine de M. Vérick est monté avec un appareil de polarisation, 

 me paraît aussi destiné plus spécialement aux recherches cristallogra- 

 phiques. 



MM. Hartnack et Prazmowski, outre le grand héliographe, long de 4 

 mètres, de M. Prazmowski, exposent aussi un grand choix de microscopes, 

 parmi lesquels quelques petits modèles que je trouve vieillis, et un grana 

 modèle sur lequel est fixée une platine mobile à mouvements concentriques 

 et rectangulaires, mesurés les uns et les autres par des échelles divisées. 

 Mais un nouvel organe est ajouté à ce bel instrument : les pièces mobiles 

 de la platine permettent de mesurer tous les mouvements que fait l'objet 

 dans le plan de la platine. Mais à cette platine, MM. Hartnack et Praz- 

 mowski ajoutent une petite pince, le stage-forceps des Anglais, dont la tige 

 peut tourner autour de son axe dans la douille qui la fixe à la platine. 

 L'objet pincé entre les mors de la pince peut donc exécuter une révolution 

 autour de l'axe de celle-ci et son mouvement peut être mesuré angulaire- 

 ment sur un cercle divisé placé sur la douille perpendiculairement à l'axe. 

 Les mêmes constructeurs exposent un beau spectroscope à vision directe, 

 à 5 prismes, un microspectroscope muni d'un micromètre dont les divi 

 sions se projettent sur la face supérieure du premier prisme. Le petit mi- 

 roir destiné à éclairer l'ouverture latérale est remplacé par un prisme 5 ré- 

 flexion totale, qui est évidemment préférable. 



Telles sont les trois expositions qui, pour les microscopes, m'ont paru 

 l'emporter sur toutes les autres dans la section française. Ajoutons, cepen- 

 dant, que la maison A. Chevalier expose plusieurs de ses instruments déjà 

 connus et un grand modèle dont la pièce à crémaillère destinée à porter le 

 système des diaphragmes est transformée en une sous-platine dans laquelle 

 est fixé un condensateur d'Abbé, mais achromatique. Je puis d'autant 

 mieux applaudir à cette transformation que je l'ai moi-même conseillée, il y 

 a plus d'un an, à l'administrateur de la maison A. Chevalier. 



Parmi les autres exposants de microscopes, je citerai encore M. Culot, 

 M. Mirand, dont les noms sont connus, MM. Bardou, Lebrun, Séguy, et 

 enfin M. Jaubert dont j'aurai à pai ler longuement plus tard, et qui pour- 

 suit drpuis de longues années la réalisation d'un modèle de microscope 

 tout à fait nouveau, dont j'ai vu les plans il y a trois ans, et qui comporte 

 un grand nombre de perfectionnements particuliers aux instruments an- 



