278 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



une bande noire plus ou moins large et de Taulre côté par une bande éclairée, ce 

 phénomène étant produit par la réflexion totale que les rayons lumineux éprou- 

 vent en traversant le cylindre obliquement et en rencontrant la lame de baume 

 dont l'indice de réfraction est inférieur à celui du flint employé. 



Par conséquent, si la face réfléchissante du cristal a sa trace perpendiculaire 

 à la ligne zéro du microscope, on verra un réticule également éclairé à droite et 

 à gauche ; mais, si l'on fait tourner le cristal avec la platine du microscope, le 

 réticule va immédiatement être bordé d'un côté par une bande noire et de l'autre 

 par une bande éclairée. En plaçant le cube sur la platine du microscope, suc- 

 cessivement sur ses différentes faces, il est donc facile de mesurer les angles que 

 les traces des faces du cristal font avec les arêtes du cube, et l'on voit que, si 

 petit que soit un cristal, le phénomène décrit plus haut se produira, pourvu que 

 le cristal puisse réfléchir la lumière sur une étendue assez grande pour éclairer 

 le centre du réticule. Il suffit que la face du cristal apparaisse, vue au micros- 

 cope, avec une dimension d'environ 2 millimètres. Or, un cristal de 1/30 de 

 millimètre pourra se mesurer avec un grossissement de soixante diamètres seu- 

 lement ; un cristal de 1/100 de millimètre demanderait un grossissement de deux 

 cents fois. 



Pour permettre de placer successivement chaque face du cristal dans l'axe du 

 microscope sans changer les directions relatives des faces du cristal, des 

 arêtes du cube et des divisions de la platine, il est nécessaire d'adapter sur la 

 platine tournante une platine mobile, au moyen de deux vis micrométriques 

 suivant deux directions rectangulaires ; il est bon également, pour obtenir plus 

 de précision, d'avoir une vis micrométrique pour le mouvement de relation. 



Pour apprécier le degré de précision que donne cette méthode, j'ai mesuré des 

 cristaux de moins de 1/30 de millimètre, tels que des clivages de spath, de blende, 

 des cristaux microscopiques de quartz, etc. ; l'erreur n'a jamais dépassé 1 

 degré. 



Cette erreur est grande, mais ces premiers essais ont été faits avec un oculaire 

 encore imparfait, et je ne me suis pas astreint aux conditions d'éclairage qui 

 seraient nécessaires pour obtenir le meilleur résultat possible. Je suis convaincu 

 qu'avec quelques légères modifications on peut atteindre une grande exactitude. 



J'ai en vue un autre système d'oculaire, fondé également sur la réflexion totale, 

 .qui doit être encore plus sensible que le système que je viens de décrire ; mais 

 ne l'ayant pas encore expérimenté, je m'abstiendrai d'en parler. Les perfection- 

 nements que j'ai en vue pourront, s'il y a lieu, faire l'objet d'une nouvelle com- 

 munication. 



Em. Bertrand. 



Envois de Spécimens vivants pour le Microscope 



M. Thomas Bolton, 17, Ann Street, à Birmingham, est un amateur éclairé de 

 microscopie, et un collectionneur émérite d'animaux et de plantes microscopi- 

 ques; il a acquis, notamment sur les habitants des eaux douces, des connaissances 

 remarquables, et sait trouver tous ces petits êtres lù oii bien souvent ils échappent 

 à l'œil des chercheurs les plus expérimentés. M. Th. Bolton a alors eu la bonne 

 idée de mettre sa merveilleuse habileté de collectionneur au service des micro- 

 graphes, et a fondé à Birmingham un cabinet {studio) dans lequel il élève des 

 Protophytcs, des Infusoircs, des Rotateurs, des Polypes, des Enlomostracés, des 

 larves d'insectes, des alevins de poissons microscopiques, etc. 



