JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



281 



rentrantes d'une forme gracieuse, et dont chaque sommet porte, par-dessous, un 

 petit coussinet de liège donnant à l'instrument trois points de support et l'empê- 

 chant de glisser sur la table ou d'en rayer la surface polie. Sur cette base s'élèvent 

 deux piliers entre lesquels oscille le bras courbe portant le corps, la platine et 

 l'appareil de la sous-platine sur un axe conique en acier (Toiles Hrunnion joint) 

 qui peut être serré ou relâché et compensé pour le frottement (compensated for 

 wear) à l'aide de boutons molelés placés de chaque côté et qui enfoncent ou reti- 

 rent l'axe conique d'acier dans le trou pareillement conique, du bras. Ce système 

 est le plus simple et le plus parfait que je connaisse. 



Le « stop >> qui arrête le mouvement du bras dans la verticale et l'horizontale 

 est entièrement dérobé à la vue, et l'instrument est parfaitement stable dans cha- 

 cune de ces positions et dans toutes les positions intermédiaires sans qu'il soit 

 nécessaire d'employer aucun écrou ou aucune vis de serrage. 



Le bras est en laiton, d'une courbe gracieuse, et reçoit la crémaillère fixée au 

 tube, ou corps, sur une forte pièce en forme de I de 4 pouces de long. La 

 grande longueur et l'épaisseur de cette pièce assurent la résistance du corps 

 contre les ébranlements. Celui-ci à 8 pouces de longueur, établissant une 

 distance de 40 pouces environ entre l'œil et le front de l'objectif, et est pourvu 

 d'un tube à tirage nickelé et gradué, d'un diamètre de 1 p. 1/3. 



Le mouvement rapide se fait par une fine crémaillère et un pignon fonctionnant 

 avec une excessive douceur, une grande exactitude et sans aucun ballottement ; 

 le mouvement lent par une vis et un levier agissant sur le nez par un système 

 spécial qui en assure la régularité. 



La platine est circulaire, d'un diamètre de 4.3 pouces, avec une ouverture cen- 

 trale {well hole) large d'un pouce. Elle n'a que .33 pouces d'épaisseur à la circonférence 

 et .01 p. au bord de l'ouverture centrale. La lame supérieure avance légèrement 

 au delà du disque qui la supporte. Elle est moletée sur les bords et tourne concen- 

 triquement autour de l'axe optique; son centrage exact est assuré à l'aide de 

 trois vis à tête carrée que l'on peut faire tourner avec des têtes mobiles moletées. 

 L'exécution en est si parfaite qu'avec un objectif de 1/6 de p. et un oculaire plein 

 de 1/4 (ce qui donne une amplification de plus de 2000 diamètres et un champ de 

 .0023 p.) une révolution complète de la platine, quand celle-ci est ajustée avec 

 soin, ne produit pas sur l'objet un déplacement sensible hors du centre. Le cha- 

 riot [object carrier) est pourvu de ressorts et d'un arrêt, et est maintenu en place 

 par une vis à pointe d'ivoire portant sur une lame de glace avec une pression 

 convenable, pression qui peut être accrue afin de fixer le chariot dans une posi- 

 tion donnée. Le disque qui porte la plaque tournante est gradué en degrés pour 

 mesurer les angles des cristaux. 



La plaque tournante elle-même est maintenue en place par deux petits crochets- 

 ressorts à sa partie inférieure et peut être enlevée entièrement, puis remplacée, si 

 on le veut, par une platine à mouvements mécaniques. 



Derrière la platine et dans un plan perpendiculaire au plan de celle-ci est un 

 disque de laiton, large de 4 pouces en diamètre et épais de .3 pouces, dont le 

 centre est dans le plan horizontal qui contient l'objet (1). Tout autour de ce dis- 

 que court une rainure ou coulisse dans laquelle glisse l'appareil qui porte le mi- 

 roir et la sous-platine ou la pièce contenant les accessoires. Ceux-ci peuvent 



(1) L'auteur suppose le corps du microscope placé dans la verticale. Nous ajoutons que la 

 perpendiculaire au plan de ce disque, perpendiculaire qui se trouve, par conséquent, dans le 

 plan contenant l'objet, passe par cet objet même, c'est-k-dire coupe l'axe optique au point 

 focal. Trad. 



