282 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



ainsi faire une révolution complète autour de l'objet pris comme centre (1). Le 

 porte-accessoires est du même diamètre que le tube du tirage, de sorte que les 

 oculaires peuvent être employés comme condenseurs, ou les images aériennes 

 qu'ils forment examinées microscopiquement. Il est muni d'un système simple et 

 excellent pour le centrage, au moyen de deux vis agissant sur lui indépendamment 

 et lui donnant des mouvements rectangulaires croisés sur l'axe optique au lieu 

 d'une direction résultante oblique comme on le fait ordinairement (2). 



On peut engager dans le porte-accessoires une pièce mobile avec diaphragme 

 dont les ouvertures sont arrêtées dans une position centrale par un ressort et sur- 

 montées d'une douille portant le pas de vis des objectifs {society-screw), ce qui 

 permet d'employer ceux-ci comme condenseurs. 



Le miroir a, du côté concave, 2 pouces 1/2 et, du côté plan, 1 pouce il't de dia- 

 mètre. Il est porté sur une tige douée de tous les mouvements sous le porte-ac- 

 cessoires ; une crémaillère et un pignon permettent de placer le foyer du conden- 

 seur ou du miroir sur l'objet, mais le miroir peut en être rapproché ou éloigné 

 en faisant glisser la tige dans sa douille. La sous-platine, tenue en place par une 

 vis, peut être instantanément enlevée et replacée. 



Toute la sous-plaline (miroir et porte-accessoires) peut tourner autour de 

 l'objet comme centre, en glissant dans la rainure du cercle de cuivre dans laquelle 

 elle court, et on peut l'y fixer en un point donné par une vis de position. Un res- 

 sort-arrêt indique d'ailleurs quand son axe vient à se placer dans le prolongement 

 de l'axe optique. Le degré exact de l'obliquité du rayon éclairant peut être lu sur 

 le bord du disque qui est divisé en degrés. 



Quand le miroir concave a été amené au-dessus de l'objet, il fournit un brillant 

 éclairage pour les corps opaques (3). 



Sur le côté gauche du corps est fixée une échelle finement divisée et sur le 

 bras un vernier. On peut ainsi mesurer aisément la distance focale d'un objectif 

 à .001 de pouce. C'est à peu près la seule disposition nouvelle que je puis réclamer 

 comme m'appartenant en propre, toutes les autres ayant été ou inventées ou per- 

 fectionnées par M. Toiles; elle est très-commode en mainte occasion et n'a jamais 

 d'inconvénients. 



Les oculaires sont au nombre de 5, deux oculaires d'Huyghens de 2 pouces et 1 

 pouce, un oculaire de Toiles de 1/2 pouce et deux oculaires pleins de 1/3 et 1/4 de 

 pouce. Les deux premiers sont seulement remarquables par leur champ large et 

 plat au delà de ce qui est ordinaire; les derniers, d'une construction particulière, 

 consistent en une seule pièce de verre et donnent une grande ampliticalion avec 

 une très-faible déperdition de lumière et de définition, en comparaison des autres 



(1) M. Toiles réclame, et avec raison, je crois, comme lui appartenant l'idée de faire tour- 

 ner les appareils d'éclairage autour de l'objet comme centre ; l'invention de procédés poup 

 lire l'angle du rayon éclairant a été, pour la première lois, publiée par lui dans le Monthhj 

 Micr Journal, mai 1873, p. 31-2, et dans les catalogues de « Boston optica'l works, » pour 1872 

 et les éditions suivantes. On y lit, en elTet, que les grands microscopes peuvent être pourvus, 

 pour 50 dollars, d'un arc de cercle destiné à porter les appareils accessoires : « can be fur- 

 nished with radial arm to carry accessory apparatus. » G. E. Bl. 



(2) Le D"- F. A. P. Barnard, président de Columbia-College, possède un microscope cons- 

 truit pour lui par M Toiles, il y a quelques années, dans lequel les mouvements rectangulaires 

 du porte-accessoires étaient obtenus par un système plus compliqué et plus coîiteux. 



(3) Un second miroir peut être établi sur le disque dans une position donnée et employé en 

 môme temps que le premier pour obtenir un éclairage égal des deux champs avec le binocu- 

 laire. 



