JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



327 



teuses épaissies, groupées à la périphérie du faisceau, soit en revêtement continu, 

 soit en amas internes, externes ou latéraux, constituent des dépôts distincts, 

 surajoutés au xylème et au phlocme, et' forment une sorte de nouvelle région 

 qu'on peut appeler stéréème. Tel est le tissu épaissi, très-développé dans les fais- 

 ceaux des Palmiers. 



Dans le plus grand nombre des Monocotylédones, le trajet des faisceaux est 

 loin de répondre également à la loi de décussalion formulée par Mohl. Il y a tou- 

 jours deux catégories de faisceaux : les uns, en petit nombre, s'infléchissent 

 d'abord vers le centre de la tige pour revenir ensuite à la périphérie, en croi- 

 sant les faisceaux également infléchis qui proviennent des feuilles venant au-des- 

 sous ; les autres, de beaucoup les plus nombreux, restent constamment au niveau 

 de la zone intermédiaire sans décrire de courbure centrale, et, par suite, ne 

 croisent pas les faisceaux inférieurs dans leur descente. Bien plus, les anciennes 

 idées de Desfontaines et de De Candolle, sur l'endogénie des faisceaux, sont 

 même exactes dans une certaine mesure, en ce sens que les faisceaux courbés 

 d'une feuille sont, en réalité, endogènes, par rapport aux faisceaux non courbés 

 des feuilles inférieures. Quoi qu'il en soit, l'endogénie comme le principe delà 

 décussation ne répondent pas à la généralité des faits. Il y a même des tiges, 

 comme les rhizomes de Liizula campestris et de Paris quodrifolia, qui n'ont pas 

 du tout de faisceaux courbés (1). 



E. DUBREUIL. 



De l'application du Microscope à Tétude de la Minéralogie 



Les modifications que j'ai apportées au microscope ordinaire ne changent en 

 rien la disposition générale de cet appareil et peuvent s'adapter à tous les ins- 

 truments tels qu'on les construit d'ordinaire. 



J'ai cherché à appliquer le microscope : 1^ à la mesure des angles dièdres des 

 cristaux microscopiques ; 2° à l'étude des propriétés optiques dues à la double 

 réfraction. 



J'ai déjà présenté à l'Académie des Sciences (2) une note indiquant sur quelles 

 données théoriques je me suis appuyé pour mesurer les angles dièdres des 

 cristaux, je renverrai donc à cette note, et j'ajouterai seulement quelques détails 

 sur les dispositions pratiques que j'ai adoptées. 



Sur la platine du microscope, je fixe une plaque portant une sorte de pince 

 ou verrou qui sert à tenir le cube de verre sur lequel est placé le cristal à me- 

 surer. Ce verrou peut être mis en mouvement par une vis, ce qui permet de 

 faire coïncider une des arêtes du cube avec le réticule du microscope, le zéro 

 de la platine divisée étant placé devant le zéro du vernier. 



La platine étant elle-même mobile suivant deux directions rectangulaires, on 

 peut amener le cristal à observer, dans l'axe de l'instrument, et l'on peut alors, 

 en tournant la platine du microscope, mesurer l'angle que la trace d'une des 

 faces du cristal sur le plan horizontal fait avec l'arête du cube. On fera la même 

 mesure pour l'autre face du cristal, et eu répétant cette observation sur une 

 autre face du cube, et même, s'il est nécessaire, sur une troisième et une 

 quatrième face, on arrivera à connaître les angles a, b, c, «, ;3, y, q^e les traces 



(1) Revue des Sciences Naturelles de Montpellier. 



(2j Comptes-rendus des séances de l'Académie des Sciences, 17 décembre 1877. — 

 Journal de Micrographie y juin 1878, p. i76. 



