JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



329 



est telle qu'il est nécessaire d'adapter ù la platine du microscope une vis micro- 

 métrique pour pouvoir faire mouvoir cette platine de quantité excessivement 

 petites. 



Des mesures faites sur ces cristaux de ^ à ^ de millimètre m'ont donné des 

 résultats avec une approximation de 6'. 



On comprend facilement que plus la face du cristal sera petite, plus la sensi- 

 bilité du procédé sera grande. En effet, si l'on observe une face un peu déve- 

 loppée, cette face enverra par réflexion dans le microscope de la lumière obli- 

 quement à l'axe optique de l'appareil, alors même que la trace de la face du 

 cristal sur le plan horizontal sera perpendiculaire au plan zéro, et celte lu- 

 mière oblique ni.ira à la netteté du phénomène; tandis que si la face observée 

 est très-petite, toute la lumière réfléchie par cette face sera sensiblement paral- 

 lèle au plan zéro du microscope. De plus, lorsque la face du cristal n'est pas 

 trop grande, son image est vue au microscope de part et d'autre du double 

 réticule, lorsque cette face a sa trace perpendiculaire au plan zéro ; mais pour 

 un faible mouvement de rotation de la platine, d'un côté ou de l'autre de la 

 bonne position, l'image disparaît soit à droite, soit à gauche du double réticule, 

 et ne reste visible que d'un côté seulement. Cette disparition d'une moitié de 

 l'image venant se joindre à l'extinction de la partie comprise entre les deux 

 réticules rend l'observation très-facile. Il suffit donc d'employer des grossis- 

 sements proportionnés à la dimension du cristal, de telle sorte que la face ob- 

 servée paraisse, vue au microscope, avoir environ deux millimètres de côté. On 

 ne se trouve arrêté que par la nécessité d'employer des objectifs à court foyer 

 pour obtenir de forts grossissements ; et dès lors il devient de plus en plus 

 difficile d'obtenir un bon éclairage, puisque l'objectif, s'il est trop près du 

 cristal, empêche la lumière d'y parvenir. On arrive encore à mesurer des cristaux 

 d'environ de millimètre ; mais, pour de plus faibles dimensions, le procédé 

 cesse d'être applicable. Il faudrait alors avoir des objectifs ayant à la fois un fort 

 grossissement et un long foyer. 



Les modifications que j'ai apportées au microscope pour l'étude des pro- 

 priétés optiques biréfringentes sont les suivantes : 



On sait que les substances qui possèdent la double réfraction rétablissent la 

 lumière entre deux Niçois croisés ou laissent subsister l'obscurité suivant la 

 position que les plans principaux du cristal occupent par rapport aux plans de 

 polarisation des Niçois. J'ai cherché à remplacer ce phénomène d'extinction par 

 un autre plus sensible, et j'ai employé pour cela une lame formée de quatre 

 secteurs de quartz, de rotation alternativement droite et gauche, placée dans 

 l'oculaire du microscope à la place du réticule ordinaire. 



Cette lame, d'environ 2'"'"4/2 d'épaisseur, donne entre les deux Niçois croisés 

 un champ légèrement bleuâtre uniformément éclairé ; mais dès qu'un corps 

 possédant la double réfraction est examiné au microscope, les quatre secteurs 

 de quartz présentent des couleurs alternativement bleues et jaunes, sauf dans la 

 position qui, par la méthode d'observation ordinaire, aurait laissé subsister 

 l'obscurité. Dans ce dernier cas, les quatre secteurs restent uniformément éclairés 

 et de la même teinte. J'ai déjà décrit cette modification dans le premier numéro 

 de 1877 du Zeitschrift fiir KrysLallographie de 31. Groth. 



Cette méthode est généralement beaucoup plus sensible que la simple extinc- 

 tion, puisque l'on a à comparer deux couleurs différentes, juxtaposées, et 

 éclairées, tandis que lorsqu'il faut apprécier quelle est la position qui donne 

 l'extinction maximum, on a à comparer deux obscurités, non pas l'une à côté 

 de l'autre, mais l'une après l'autre. On peut d'ailleurs observer la même prépa- 



