JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



Môller, dans le baume, et ce qui apporte une nouvelle preuve de la puissance 

 des objectifs à pouvoir moyen mais à grand angle d'ouverture. 



M. Harkins a expose son microscope, modède du médecin (« Physician ») par 

 Mac AUisier, et M. Fell son binoculaire de Crouch. M. Fr. Wyman a montré plu- 

 sieurs objets ordinaires d'une manière trôs-satislaisante avec son nouveau 

 microscope de (amille, construit par Bausch et Lomb. Cet instrument quoique i)cu 

 coûteux est bien lait, le fini en est excellent et il doit prendre le premier rang 

 parmi les instruments h bon marché réellement utiles. 



Les rapports et les élections, avec quelques affaires couranti'ïs, ayant occupé une 

 grande partie de la soirée il n'est resté que peu de temps pour la discussion ou 

 la démonstration d'objets nouveaux 11 a élé décidé qu'il serait tenu îles séances 

 ordinaires tous les mois pendant l'été, sans avoir égard aux vacances habituelles. 



Puis, après un vote de remerciemént à M. Isham pour son hospitalité, la 

 Société s'est ajournée. 



D'- C.-P. Alling, 



Secrétaire. 



Paraboloïde illumrnateur du docteur Edmunds 



Le nouveau Paraboloïde construit par MM. Powell et Lealand, d'après les 

 dessins du docteur James Edmunds, concentre sur l'objet un large pinceau de lu- 

 mière non réfractée sous tous les angles jusqu'à près de 90*^ et dans tous les azi- 

 muths. De cette manière, l'objet devient lumineux par lui-même, et tandis que 

 l'image négative ou image d'absorption fournie par la lumière transmise est 

 exclue, une brillante image positive est donnée par l'objet qui rayonne par lui- 

 même. L'image positive est vue sur un champ noir, même avec les objectifs de 

 la plus large ouverture, et l'on obtient des vues tout à fait nouvelles d'objets tels 

 que les écailles de les bactéries, les globules du sang, les corpuscules sali- 



vaires ou autres objets histologiques, en même temps que les diatomées les plus 

 difficiles sont aisément résolues, si seulement elles sont sur le slide. 



V TU uminateur paraboloïde est une lentille pleine, plano-paraboloïde, sur la sur- 

 face plane de laquelle, on place le slide en établissant la continuité optique, au 

 moyen d'une goutte de glycérine anhydre. Des rayons parallèles dirigés par la 

 base du paraboloïde, se réfléchissent à la surface interne et agissent d'après le 

 principe de la réflexion totale intérieure. 



Il est nécessaire que l'objet soit en continuilé optique avec le slide afin qu'il soit 

 pénétré par la lumière qui le frappe par-dessous et qui, à un angle au-dessous de 

 41° avec la normale est totalement réfléchie sur la surface supérieure du slide. 



Deux modèles de ce paraboloïde sont maintenant construits. Le n° 1 concentre 

 la lumière parallèle sur l'objet, sous un angle d'environ 75° avec l'axe optique 

 et est combiné de manière à éclairer un objet placé sur un slide d'épaisseur ordi- 

 naire. 



Le n° 2, que l'on peut placer dans la même monture de la sous-platine, est com- 

 biné pour agir avec un slide qui n'excède par 1/100 de pouce en épaisseur. A l'aide 

 de cet appareil, la lumière parallèle entrant par la base du paraboloïde est con- 

 centrée sur l'objet dans tous les azimuths, dans un angle d'environ 85° avec l'axe 

 optique. 



Par de légères inclinaisons du miroir, quand l'objet est en vue, l'éclairage peut- 

 être rétréci da.is son étendue azimuthale et rendu plus intense, et l'on peut varier 

 instantanément la direction de la lumière en tournant le miroir; si la lumière est 

 introduite dans le paraboloïde sous un petit angle, l'appareil agit comme un 



