JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



46o 



l'appui de ses conclusions un objectif qui fut reconnu comme <r donnant 

 un champ large et correct et transmettant un pinceau de SO degrés. » — 

 C'était réellement un progrès, mais ce n'était pas encore atteindre le but. 



En 1837, M. Thomas Ross, célèbre opticien de Londres, présenta à la 

 Société des Arts un mémoire détaillant sa découverte de l'aberration né- 

 gative produite par le couvre-objet et les moyens qu'il avait inventés pour 

 la neutraliser, en rapprochant le front de la combinaison médiane de 

 l'objectif. Dans ce mémoire, M. Th. Ross établit qu'il a construit une 

 combinaison perfectionnée dont il dit : « la longueur focale est de 1/8 de 

 pouce, avec une ouverture angulaire de 60^» et une distance de 1/25 de 

 pouce. » — Plus tard, il annonça que dans plusieurs occasions « l'énorme 

 angle de 135^ a été obtenu » ; malheureusement, il ajouta que « ces ISo"" 

 constituent le plus large pinceau angulaire qui puisse passer à travers un 

 objectif de microscope. » 



Charles A. Spencer, le fondateur aujourd'hui fameux de la construction 

 du microscope en Amérique, fut amené à un examen théorique et pratique 

 de la validité de cette affirmation. Les prétendues bases théoriques de 

 cette proposition se trouvèrent ne pouvoir soutenir la thèse de M. Ross, 

 et l'inexactitude de celle-ci fut prouvée bientôt jusqu'à l'évidence par la 

 construction d'un objectif de 1/12 de pouce ayant une ouverture angulaire 

 de 146«. 



Dans le catalogue de Ross et C'% pour novembre 1874, je trouve an- 

 noncé des nouveaux objectifs patentés, inventés par M. Wenham, « 1/25 de 

 pouce avec une ouverture angulaire d'environ 160^ » — Je dois noter ici 

 que ce sont là les seuls objectifs patentés que je connaisse. — M. Spencer 

 annonça 178° d'ouverture pour son 1/12 de pouce, en 1851, et M. Toiles, 

 de Roston, construit maintenant des objectifs qui ont un angle d'ouver- 

 ture dans l'air infiniment voisin de 180« et un angle d'immersion plus 

 grand encore que celui qui correspond à cet énorme angle dans l'air. 



On voit ainsi que, comme on pouvait s'y attendre, la marche du progrès 

 graduel du microscope est la même que celle de l'accroissement graduel 

 de l'ouverture angulaire des objectifs, jusqu'à ce qu'enfin l'extrême limite 

 de l'angle dans l'air, c'est-à-dire une ouverture ne manquant que d'une 

 quantité diff'érentielle pour atteindre 180°, ait été réalisée. Que ces objectifs 

 modernes à grand angle soient supérieurs à leurs devanciers de petit angle 

 ou aux combinaisons actuelles semblables, cela est démontré par ce fait 

 que beaucoup d'objets, entièrement invisibles avec les lentilles à petit angle, 

 sont nettement définis avec les objectifs à grand angle de pouvoir moins 

 grossissant. Parmi ces objets, je puis citer la xix^ bande de Nobert, oflYant. 

 112,594 lignes dans un pouce, espacées seulement d'environ ^jjj de 

 pouce, laquelle a été nettement résolue avec l'objectif 1/6 de pouce de 

 M. Toiles, qui a près de 180° d'ouverture dans l'air ; — puis, le flagel- 

 lum du Bacterium termo a été vu par MM. Drysdale et Dallinger avec le 

 nouvel objectif à grand angle 1/8 de pouce de MM. Powell et Lealand, 



