JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



474 



side la principale nouveauté de l'instrument. Il est inutile de dire que l'un 

 et l'autre tournent autour du point local X comme centre, et peuvent être 

 amenés au-dessus de la platine. Mais tandis que dans le Centennial de 

 M. J. Zentmayer, la sous-platine et le miroir sont solidaires, portés sur 

 une même tige, dans le nouveau stand de M. W.-H. Bulloch, ils sont in- 

 dépendants, portés sur deux tiges distinctes. La tige qui porte la sous-pla- 

 tine est naturellement placée en avant de celle qui soutient le miroir et 

 elle tourne autour d'un axe qui est intérieur à l'axe de la tige du miroir, 

 ainsi qu'on peut le voir facilement en examinant la coupe de l'instrument 

 (fig. 42). Les angles décrits par les deux tiges sont mesurés sur deux cer- 

 cles divisés placés l'un devant l'autre, derrière la platine. Il est parfois 

 utile, en effet, de pouvoir faire mouvoir la sous-platine, munie d'un con- 

 densateur, indépendamment du miroir, par exemple quand on veut éclairer 

 l'objet par la lumière directe et non réfléchie, ce qui, dans certains cas, 

 présente des avantages. Mais si l'on veut rendre le miroir et la sous-pla- 

 tine solidaires dans leur mouvement, on peut les fixer l'une à l'autre par 

 la vis S. 



Ce double système peut être manœuvré à la main, mais on peut aussi 

 mouvoir mécaniquement, et aussi lentement qu'on le veut, la sous-platine 

 — et le miroir si celui-ci lui est fixé, — à l'aide d'une vis B dont la tête 

 est placée derrière le corps de l'instrument et qui agit sur une roue den- 

 tée A, laquelle commande l'axe de la sous-platine. 



Celle-ci monte et descend sous la platine à l'aide d'une crémaillère et 

 d'un pignon. Elle est d'ailleurs mobile et s'enlève à volonté. On peut la 

 centrer et la faire tourner autour de son axe, l'axe optique, à l'aide du pi- 

 gnon Y. On peut y adapter un condensateur ou bien une pièce mobile Z 

 munie d'un Iris-diaphragme et portant le pas de vis des objectifs, de sorte 

 que ceux-ci peuvent être employés comme condensateurs. 



Enfin, le miroir est monté sur un double bras articulé, et comme ce 

 bras est porté par un tube métallique dans lequel la tige entre à frottement 

 de manière qu'il puisse tourner autour d'elle, on comprend que non- 

 seulement on peut élever ou abaisser le miroir, mais encore l'amener en 

 avant et en arrière aussi bien que sur les côtés. 



Tel est, en aussi peu de mois que possible, ce remarquable instrument. 

 On a pu juger par la description que nous venons d'en donner, et sans que 

 nous ayons eu besoin de le faire remarquer, des ressemblances qu'il pré- 

 sente avec le Centennial, mais aussi des points par lesquels il en diffère. 

 Il est établi sur les mêmes principes, mais l'indépendance facultative de 

 la sous-platine et du miroir, avec l'adaptation du mécanisme qui les meut, 

 constitue ses caractères les plus saillants. Ce sont là des dispositions 

 très-ingénieuses et qui témoignent d'une grande habileté de la part du 

 constructeur. 



! 



[A suivre.) J. Pelletan. 



