472 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



OBJECTIFS A LIQUIDE INTERPOSÉ 



Nous appelons rattention des personnes qui s'intéressent aux recherches 

 microscopiques sur un nouvel arrangement frontal pour les objectifs de mi- 

 croscope, arrangement qui présente plusieurs avantages sur les méthodes 

 maintenant en usage. Ce nouveau système a été récemment inventé par 

 M. E. Gundlach qui a transmis tous ses droits, titres et intérêts dans les 

 lettres patentes à lui délivrées pour cette invention, à la Compagnie Optique 

 Bausch et Lomb, de New-York, laquelle en est maintenant seule et exclusive pro- 

 priétaire. 



La description suivante de ce nouveau système et sa comparaison avec les 

 formes aujourd'hui en usage démontrera clairement sa supériorité. 



Il est bien connu des microscopistes que le verre mince employé pour couvrir 

 les objets microscopiques réfracte assez la lumière pour troubler notablement 

 l'image formée par l'objectif de l'instrument. 



L'effet nuisible causé par l'influence de la réfraction à travers le couvre-objet 

 sur la correction des aberrations de l'objectif est d'autant plus grand, et, par 

 conséquent, d'autant plus gênant, que le pouvoir grossissant de l'objectif est plus 

 fort, et pour cette raison plus délicat doit nécessairement être le système de 

 correction des aberrations. Jusqu'ici, pour surmonter cette difficulté, on emploie 

 des moyens mécaniques qui augmentent ou diminuent la distance existant entre 

 la lentille frontale de l'objectif et les autres lentilles qui composent le système, 

 ou bien la distance respective des lentilles postérieures. 



Cette méthode n'atteint le but que dans d'étroites limites, tandis qu'elle en- 

 traîne divers inconvénients qui nuisent sérieusement à la qualité même d'objectifs 

 qui d'ailleurs sont tout à fait excellents. 



La cause de ces imperfections réside dans celte circonstance, que le change- 

 ment dans la distance relative des lentilles qui composent l'objectif, changement 

 à l'aide duquel on effectue aujourd'hui la correction on rapport avec l'épaisseur 

 du couvre-objet, affecte principalement les aberrations chromatiques, tandis 

 que l'influence optique du couvre-objet altère principalement la correction de 

 l'aberration de sphéricité. Par exemple, si l'une et l'autre de ces aberrations sont, 

 dans un objectif, corrigées plus complélement pour des rayons réfléchis par un 

 objet non couvert, ces rayons éprouveront, aussitôt que l'objet sera placé sous un 

 verre, une sur-correction sphérique, en rapport avec l'épaisseur du verre cou- 

 vreur; — en d'autres termes, les rayons passant parles parties périphériques 

 de l'objectif se réuniront plus loin de l'objet que ceux passant par les parties cen- 

 trales de la lentille, tandis que l'aberration chromatique est peu affectée. — Dans 

 le mode de correction pour l'épaisseur du couvre-objet, tel qu'on l'emploie au- 

 jourd'hui, cependant, les rapports des aberrations sont exactement inverses, car 

 en éloignant la lentille frontale des autres lentilles du système, l'objectif sera plus 

 chromatiquement sur-corrigé que sphériquement. Aussi, un objectif qui a été 

 exactement corrigé pour un couvre-objet de moyenne épaisseur, par exemple, 

 peut, au moyen de ce procédé, être ajusté seulement de manière, soit à corriger 

 absolument l'aberration sphérique en hiissant l'aberration chromatique sous-cor- 

 rigéc, soit, dans le cas le plus favorable, ù sous-corriger l'aberration chroma- 

 tique en sur-corrigeant l'aberration sphérique, laissant ainsi un résidu d'égnlo 

 valeur des doux aberrations. — En outre, les distorsions, sphérique aussi bien 

 que chromatique, ont un miiiiinum seulement quand les lentilles sont dans une 



