474 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



Le liquide placé entre la lentille frontale et le disque transparent à faces pa- 

 rallèles est la glycérine, qui répond parfaitement à toutes les exigences. Des ob- 

 jectifs construits depuis sept mois ont été expédiés à de grandes distances par che- 

 min de fer, sans que leur qualité ait été altérée et sans que la glycérine ait été 

 perdue ni renouvelée. Peut-être pourra-t-on s'en servir pendant des années sans 

 y soupçonner la présence d'un liquide. 



Ce nouveau système est appliquable aux objectifs à immersion aussi bien 

 qu'aux objectifs à sec. Mais il faut observer que, pour les objectifs à immersion, 

 la distance frontale n'est pas la même pour toutes les épaisseurs du couvre-objet. 

 De plus, il se produit dans ce cas l'inverse de ce qui a lieu avec l'ancien système, 

 c'est-à-dire que la distance frontale est d'autant plus grande que le couvre-objet 

 est plus épais. 



Les objectifs construits par MM. Bausch et Lomb, d'après le modèle ci-dessus, 

 sont disposés de telle sorte que la monture du disque parallèle, monture qui 

 forme le récipient contenant la glycérine, peut facilement être enlevée, ce qui 

 est utile dans le cas oi^i, pour une cause quelconque, la lentille frontale serait 

 salie ou la glycérine troublée. 



La glycérine placée dans ces objectifs est très-pure, et s'il devenait néces- 

 saire de la remplacer ou d'en ajouter, il ne faudrait employer que de la glycé- 

 rine parfaitement pure et non falsifiée. 



11 n'y a aucun danger que la glycérine pénètre entre les lentilles composant 

 l'objectif, parce qu'elles sont parfaitement serties et protégées; de plus, dans 

 quelque position que l'objectif soit placé le liquide est maintenu en place par at- 

 traction capillaire. 



La Compagnie optique Bausch et Lomb {Bausch and Lomb optical Co) n'a encore 

 construit sur ce plan que des objectifs de trois pouvoirs; leurs qualités optiques 

 ont été reconnues de premier ordre. Nous en donnons ci-dessous les anglais 

 d'ouverture et les prix (à New-York). 



1/5 de pouce 120° ouverture fr. 106 



1/6 — 170» — fr. 122 



1/8 — 170» — fr. 150 



Avant peu de temps, cette liste s'augmentera d'un certain nombre d'objectifs 

 de pouvoirs tant inférieurs que supérieurs. 



Chacun de ces objectifs est muni d'une graduation disposée de manière à in- 

 diquer l'épaisseur exacte du couvre-objet sur lequel il est ajusté. 



B. etL. 



Le nouvel objectif 1/8° à immersion dans l'essence de cèdre, de 

 M. Cari Zeiss (1). 



M. Cari Zeiss, de Jena, vient de construire un objectif destiné à servir immergé 

 dans une huile essentielle. 



Déjà vers 1850, Amici avait construit des objectifs à immersion dans l'essence 

 d'anis, mais qui, toutefois, n'eurent que peu do succès ; aussi Amici renonça-t-il 

 bientôt à leur construction et il modifia ses lentilles, de façon à remplacer l'es- 

 sence d'anis par l'eau distillée. Plusieurs fois, cependant, des constructeurs re- 

 prirent l'idée d'Amici et essayèrent de remplacer l'eau par un liquide ayant un 



(I) Bulletin de la Société Belge de Microscopie. 



