— 202 — 



Ciò premesso vedrà ognuno, che l' inducente costante, può bene applicarsi alla 

 determinazione dello stato igrometrico dell'aria; facendo influire l' inducente mede- 

 simo, sopra un conduttore non isolato, ma sempre della stessa forma, e dimensioni, 

 e sempre alla medesima distanza dall' inducente. Poscia, portato nell' isolamento lo 

 stesso conduttore a contatto dell' elettrometro a pile secche, si misuri esattamente la 

 reazione, prodotta per questo contatto nell'indice dell' istromento, e si avrà quanto 

 basta per valutare lo stato igrometrico, tanto relativo, quanto assoluto dell'aria, me- 

 diante una scala numerica, che dovrà costruirsi appositamente per ogni elettrometro. 



Non è nuova l'idea di servirsi della elettrica tensione, a fine di misurare il grado 

 di umàdità dell'aria: L'illustre Berquerel a questo fine immaginò il suo psicrometro 

 elettrico ('). — Volta pubblicò una memoria per fare servire l'elettrometro atmo- 

 sferico ad uso d'igrometro sensibilissimo (^). — Pianciani pubblicò un ragionamento 

 sulle scoperte di Volta, nel quale si occupò dell'igrometro elettrico a pag. 35, li. 12 e 

 seguenti. — Il sig. Junck diede la descrizione di un igrometro elettrico (^) — anche 

 Peltier costrusse un igrometro elettrico C*). — L'igrometro elettrico fu considerato 

 nelle istituzioni fisico-chimiche di Pianciani ('). Il sig. P. Renoux diede la descri- 

 zione di un nuovo igrometro elettrico {^). — Majocchi ha trattato degli sperimenti 

 onde far servire le pile elettriche alla igrometria ('). — Haller determinò la umidità 

 dell'aria per mezzo della elettricità ("). — Volpicelli si occupò anch'esso di trovar 

 modo per assegnare la umidità dell' aria col mezzo della elettricità ("). Sarà utile 

 prendere a considerare i diversi metodi che i citati autori, ed altri ancora, proposero, 

 per assegnare, mediante la elettricità, il grado igrometrico dell'aria, paragonandoli con 

 quello da me proposto, e valendosi di un induconte costante. 



3.° Mi sono procurato un altro inducente costante, costruendo una pila secca, 

 formata di 10640 dischi di carta, ciascuno ricoperto con foglia di stagno da una sua 

 banda, e con perossido di manganese dall'altra. Il raggio di ogni disco è di 11 mil- 

 limetri, essendo la lunghezza della pila di 82 centimetri; cosicché la faccia di ogni 

 disco è di 38 millimetri quadrati. Questa pila ricoperta nei poli da una vernice di 

 buon coibente, offre un ottimo induttore costante, non inferiore affatto a quello co- 

 struito a forma di bottiglia leidense. 



Neil' adottare la pila secca per inducente costante, si ha il vantaggio di non avere 

 bisogno di caricare di elettricità questo istromento al di fnori di esso ; perchè il me- 

 desimo lo è internamente, per essere una continua elettrica sorgente. 



La pila secca, ricoperta nei poli con ottimo dialettrico, può servire a verificare util- 

 mente, mediante la bilancia di Coulomb, se le azioni elettriche agiscano seguendo quella 



(1) Comptes rendus, t. 64, an 1867, p. 212. 



(2) Opere di Volta, t. 1, parte 2", p. 439 e seg. — Vedi anche Memorie della società italiana, 

 t. 5, p. 551. 



(3) Annales de chim. et de phy., 4.* serie, t. 13, an 1868, p. 439. 

 ('') Ibidem, 3.« se'rie, t- 4.«, an 1842, p. 409, § 38. 



(s) t., 3." sul fine della pag. 63, e pag. 221: e t. 2.°, p. 32. 



(p) Cosmos, t. 13, an. 1859, pag. 610. 



(") Elem. di fisica, t. 2°, parte 2.% p. 798, nota {>■). 



(8) Gehler 's Phyik Worterbucli, ecc; art. Elektricitàt, p. 307. 



(°) Atti dell'accademia pontificia de' Nuovi Lincei, t. 12, p. 291, sessione 5* del 3 aprilo 1859. 



