Untersucliungen über die Hoclifrequenzspektia (i-Reihe) der Elemente 11 



bracht und die Einfadenlampe vor dem ersten Spalt placiert. Bei feinena zweiten 

 Spalte und zur Seite gefülirtei]i Kristalle wurde das durchgehende scharfe Licht- 

 büudel von dem Spiegel reflektiert und auf die zweite Blende zurückgeworfen. Der 

 Plattenhalter wurde dann gedreht, bis das reflektierte Bündel mit dem direkten 

 koinzidierte. 



Der Einfluss der zerstreuten Strahlung wurde durch einen vom Kristall bis 

 zur Platte sich erstreckenden Bleischutz, welcher auf die in der Figur ersichtlichen 

 Stative angebracht wurde, völlig heruntergedrückt. 



b. Vakuumspektrograph. 



Die Konstruktion des Vakuumspektrographen ist in der Fig. 3 in sowohl Ver- 

 tikal- wie Horizontalschnitt dargestellt. Eine photographische Aufnahme desselben 

 ist in der Fig. 4 zu sehen. 



Der Spektrograph besteht aus einem runden, 5 mm dicken Messingkasten AA, 

 der 8 cm hoch ist und einen inneren Durchmesser von 30 cm hat. Der obere, 3,ö 

 cm breite Kand BB ist sorgfältig plan geschliffen, ebenso der entsprechende Teil 

 CG des Deckels Z), welcher nach Anfetten luftdicht an dem Kasten schliesst. Der 

 Deckel ist wie auch der Boden mit radialen Verstärkungen versehen um den Druck 

 besser aushalten zu köiuien. Durch den Rand des Deckels geht eine Schraube, 

 welche dazu dient den Deckel nach dem Einlassen der Luft zu heben. Den Kasten 

 tragen drei Stellschrauben. Durch che Mitte des Bodens läuft ein 4 cm langer 

 konischer Schliff E, auf dem der Kristalltisch angebracht ist. Dieser besteht aus 

 einem Schlitten F, der mit Hilfe der Schraube H verschoben werden kann. Auf 

 dem Schlitten findet sich der eigentliche Tisch N, der sich durch die Schraube h 

 am die Achse a drehen lässt. Der Kristall K ist auf dem Tisch mittels einer Bügel 

 und zweier Schrauben befestigt. Durch diese Anordnung kann der Kristall sehr 

 genau einjustiert werden. Dies geschieht teils mit Hilfe der Einfadenlampe teils 

 mit einem Mikroskop, das auf der Mitte des Randes der reflektierenden Fläche ein- 

 gestellt wird. Bei richtiger Einstellung des Kristalles dreht sich die Randlinie bei 

 Umlegung desselben um 1»0** um einen festen Punkt. Die Vertikaleinstellung der 

 reflektierenden Fläche wurde nachher durch beiderseitige Aufnahme der /fa-Linien 

 des Silbers justiert. 



Der Konus E, der mit Fett geschmiert ist, wird mit Hilfe eines an dem Boden 

 des Kastens festgeschraubten Ringes in dem Schliff festgehalten. Der untere Teil 

 des Konus ist mit einem etwa 20 cm langen Messingarm M fest verbunden, welcher 

 mit einem Zeiger Z versehen ist. Dieser läuft die Skala S entlang, die den Dreh- 

 ungswinkel des Kristalles in Viertelgraden angibt. Der Messingarm wird durch 

 eine Stahlfeder gegen den Rand einer Exzenterscheibe gedrückt, welche von einem 

 kleinen Motor gedreht wird, dessen Geschwindigkeit durch Zalmradüberführung stark 

 herabgesetzt worden ist. 



