üntersuchnngen über die Hoclifieqiienzspektra (L-Reihe) der Elemente 



13 



Durch die Waud des Kastens gehen zwei einander gegenüberhegende Rohre 

 jB und U. Das ferstere steht durch einen Schlauch in Verbindung mit der Vorpumpe. 

 In dem letzteren steckt ein anderes Rohr V. Das eine Ende desselben ist mit einer 

 plangeschliffenen Messingscheibe / bedeckt, welche mit einem 0,1 mm feinen, gold- 

 geränderten Spalte 0 versehen ist. Dies Rohr wurde mit Pizein luftdicht an der 

 Wand befestigt, nachdem der Spalt genau vertikal eingestellt worden war. Diese 

 Einstellung geschah optisch durch Vergleich mit einem vertikal hängenden Draht. 

 Zwischen dem Spalt und dem Kristall ist eine Bleiblende I mit etwa 2 mm breiter 

 Offnungs angebracht, und in das Rohr V ist ein 1,5 cm langer ßleizylinder Y mit 

 1 mm breitem Spalte eingeführt. 



Fig. 4. 



Die photographische Platte wird in der Kassette G angebracht. In diesem 

 Falle wird die Platte von hinten eingeführt und mit Hilfe dreier Stalilfedern von dem 

 Deckel gegen den Innenrand gepresst. Die Kassette ist mittels zwei Schrauben, 

 welche durch die beiden Füsse derselben gehen, mit dem Schlitten L fest verbunden. 

 Die Füsse sind mit länglichen Löchern versehen, wodurch die Kassette etwas ver- 

 schoben bzw. gedreht werden kann. Diese Anordnung ermöglicht es, die Platte bei 

 der Schlittenlage 0 (sielie unten) senkrecht gegen die Linie Spalt — Kristalldrehung- 

 sachse einzustellen. Bei dieser Einstellung wurde der Kristall durch einen schmalen 

 Spalt ersetzt, deren Mitte mit der Achse zusammenfiel. Übrigens wurde wie im 

 Falle des Röntgenspektrometers verfahren. Der Abstand Kristall— Platte wurde bei 

 der Einstellung gleich die Entfernung erster Spalt — Kristall (etwa 12,4 cm) gemacht 

 (siehe weiter unten). LTm die Platte gegen zerstreute Strahlung möglichst zu schützen 



