14 



flinar Friman 



hat es sicli auch iii diesem Falle gut bewährt, einen bis zum Kristall gehenden 

 Bleischutz T an der Kassette anzubringen. 



Der Schlitten L wird von drei Stahlkugeln getragen, von denen zwei in einer 

 kreisförmigen Ausbohrung ruhen, während die dritte in einer radial gehenden Ver- 

 tiefung steckt. Auch im Boden des Schlittens finden sich runde Vertiefungen für 

 die Kugeln, welclie durch drei Stahlfedern gehalten werden. Der Schlitten kann in 

 dieser Weise einige ganz bestimmte Lagen einnehmen, von denen die bei den Ver- 

 suchen benutzten mit 0 bis IV bezeichnet worden sind. Die Zahl der radial ge- 

 henden Ausbohrungen beträgt dreizehn, die in ungefähr gleicher Winkelentfernung 

 von einander liegen. Von diesen wurden die vier den Lagen 0 bis IV entspre- 

 chenden sehr sorgfältig bestimmt. Dies geschah mit Hilfe eines Spektrometers (ohne 

 Kollimator), dessen Fernrohr mit einem Gauss'schen Okular versehen war, imd einer 

 langen planen Glasscheibe, die auf dem Schlitten fest angebracht war. Das Fern- 

 rohr wurde jedesmal so eingestellt, dass das reflektierte Bild des Fadenkreuzes mit 

 dem direkten koinzidierte. Der Winkel zwischen zwei Lagen ergab sieh dann direkt 

 aus der Drehung des Fernrohrs. 



Für die betreffenden Winkel wurden folgende Werte ' erhalten: 



Der Vorteil dieser Konstruktion eines Vakuumspektrographen gegenüber der 

 Moseleyschen liegt erstens darin, dass der Kristall beweglich ist, wodurch Uneben- 

 heiten in der Kristallstruktur die Intensitätsverteilung nicht beeinflussen. Zweitens 

 ist in diesem Falle der erste Spalt feiner und die Fokusierung besser, was ein er- 

 höhtes AuHösuiigsvermögen bewirkt. 



Das bei den Untersuchungen benutzte Röntgenrohr hatte die in der Figur 5 

 dargestellte Form. Dies Rohr (Durchm. 20 cm.) ist von der Firma Gundelach- 

 Gehlberg bezogen und hat sich während früheren Untersuchungen (Siegbahn, Mal- 

 mer) bestens bewährt. K ist die Kathode und A die Antikathode. Diese besteht 

 aus einer dicken Kupferplatte, die schräg an der Ende eines Messingrohres ange- 

 lötet ist. Das Messingrohr geht durch einen Glasschliff und ist an demselben mittels 

 Pizein, das auswendig angebracht wurde, luftdicht befestigt ^. Am anderen Ende 

 des Messingrohres sind zwei schmale Röhren angelötet, durch die das Kühlwasser 

 strömt. Der gegenüber der Antikathode befindliche ausgezogene Teil des Rohres 



' Jedei- Wert ist das Mittel aus mehreren Beobachtungen. 

 Hierdurch lionnte bei dauerhafter Kühlung das Rohr ohne Unterbrechung stundenlang in 

 Betrieb gehalten werden, ohne dass das Pizein zu weich wurde (vgl. Malmer). 



0— I 



1- II 



II— III 



III— IV 



27» 30, '8 

 27"40,'8 

 27" 39,'2 

 27M4,'9 



c. Röntgenrohr und übrige Apparate. 



