Untersnchiiiiijt'll iil)er ilie IIoclifie(Hierizs|K'ktiH (L Reihe) der Elemente 



15 



war im Falle des Spektronieters durch ein Alumiuiumfenster von 0,05 mm Dicke 

 verschlosseu. Die Entfernung des Fensters von der Antikathode betrug hierbei 17 

 cm. Bei den Versuchen mit dem Spektrographen, in welclien ein neues, ganz ähn- 

 liches Rohr benutzt wurde, war der ausgezogene Teil in das Rohr U eingeführt und 

 mit Pizein an demselben befestigt, wodurch eine luftdichte, elastische Verbindung 

 erreicht wurde. In beiden Fällen war das Rohr von dem Spektralapparat durch 

 einen etwa 2 cm dicken Bleischirm getrennt. 



Die Einstellung des Rohres geschah bei dem Spektrometer mit Hilfe eines 

 fluoreszierenden Schirmes, der zwischen den beiden Blenden angebracht wurde. 

 Bei dem Spektrographen wurde eine optische Methode benutzt, indem die Einfaden- 

 lampe vor das Rohr R gestellt und der Apparat gedreht wurde, bis das durch den 



Fig. 5. 



Spalt 0 hindurchgehende Lichtbündel auf den Brenufleck fiel. Die Richtigkeit der 

 Einstellung wurde dann nach Auspumpen des Röntgenrohres mit dem fluoreszieren- 

 den Schirm geprüft. 



Der Vorteil des angewandten Rohres besteht darin, dass die Antikathode sich 

 leicht ausnehmen lässt, wodurch das Anbringen eines neuen Elements in wenigen 

 Minuten erfolgen kann. Bei systematischen Untersuchungen über die Hochfrequenz- 

 spektra der Elemente ist diese Anordnung sehr vorzuziehen gegenüber die früher 

 benutzten (Kaye, Moseley). 



Das Röntgenrohr wurde mit Hilfe einer Molekularpumpe nebst zugehöriger 

 Vorpumpe evakuiert. Im Falle des Vakuumspektrographen wurde die Vorpumpe 

 durch eine Zweigleitung gleichzeitig mit dem Röntgenrohr und dem Spektrographen 

 verbunden. Diese waren entweder durch eine sehr dünne Aluminiumfohe (0,ooi mm) 

 oder durch Goldschlägerhaut getrennt, welche auf die angefettete Platte / aufgelegt 



