18 



Einar Friman 



4. Ausführung der Versuche. 



Bei dem Röntgenspektrometer wurde zunächst der Plattenhalter so eingestellt, 

 dass etwa die Mitte des zu untersuchenden Gebietes fokusiert war. Die Entfernung 

 erster Spalt — Kristall betrug hierbei 13 cm (bei TJ und Th 17 cm). Nachdem das 

 betreftende Element an der Antikathode angebracht worden war, wurde die direkte 

 Linie bei feinem zweiten Spalt und zur Seite geführtem Kristall aufgenommen. Dann 

 wurde der Kristall (aus Steinsalz) wieder in die richtige Lage gebracht, der zweite 

 Spalt geöffnet und das Uhrwerk in Gang gesetzt. Das zu untersuchende Winkel- 

 gebiet wurde im allgemeinen 5 bis 7 mal (bei U, Th und Hg 10 mal) über- 

 gangen. Da der Kristall mit einer Geschwindigkeit von l** in 4 Min. sich drehte 

 und ein Gebiet von 5" überfahren wurde, betrug also die Expositionszeit etwa 2 

 Stunden. Die photographische Platte war während der Exposition im Bereiche der 

 direkten Linie mit einer 2 mm dicken Bleiplatte bedeckt, welche das Auftreten einer 

 breiten diffusen direkten Linie verhinderte. Bei sämtlichen Aufnahmen kamen Lu- 

 mière Platten (Sensibilité Extrême) zur Verwendung, welche mit Methol — Hydrochinon 

 entwickelt wurden. 



Zur Bestimmung des Abstandes (r) Kristall -Platte wurde die Entfernung von 

 der Kristalldrehungsachse bis zum Boden der Kassette gemessen und die Dicke der 

 Platte davon subtrahiert. Die Entfernung [a] der Spektrallinien von der Mitte der 

 direkten Linie wurde mit Millimeterstab auf ein Zehntels Millimeter gemessen. Den 

 hieraus berechneten Winkelwerten kann eine Genauigkeit von etwa 0,3 "/o zuge- 

 schrieben werden. 



Bei dem Spektrographen war der Abstand Kristall— Platte in allen Fällen der- 

 selbe und wurde so gewählt, dass die Mitte der Platte fokusiert war. Um den be- 

 treffenden Abstand genau zu ermitteln wurde mit Hilfe einer fest angebrachten 

 Stahlspitze der Kristalltisch mit mehreren konzentrischen Kreisen versehen. Die 

 Enden der Durchmesser wurden dann auf einer langen, senkrecht zur Platte ge- 

 stellten Glasscheibe mit feinen Ritzen markiert und die Abstände vom Rande (o) der 

 Glasscheibe bis zu den Ritzen mit Komparator gemessen. Da diese Entfernungen 

 zu gross waren um direkt ausgemessen zu werden, musste hierbei eine Referenz- 

 linie (/) benutzt werden. Die Messung gab folgende Werte: 



l 



0 



l 



1 



2 



3 



3' 



2' 



1' 



22,56 0,00 mm 



67,56 45,00 



69,25 46.69 



70,02 47,46 



72,84 50,28 ' 



73,62 51,06 



75,31 52,75 



