6 



Nils Åkeeson 



Felde werden die Stralileii auf die gewünschte Geschwindigkeit gebracht. Jetzt 

 durclidringen die Strahlen den eigentlichen Versuchsraum, treten aber bei wieder 

 in ein elektrisches Feld, das dem Felde zwischen U und E entgegengeschaltet ist. 

 Hier werden die Strahlen gebremst. Ist die Geschwindigkeit der Strahlen in Volt 

 gemessen grösser als die Potentialdifferenz zwischen E^ und K, so gelangen die 

 Strahlen zum Auffaugskäfig K, und die Menge dieser Strahlen kann elektrometrisch 

 gemessen werden. Ist aber die Geschwindigkeit der Strahlen kleiner als das brem- 

 sende Feld in Volt, so haben sie zu wenig Energie zum Durchdringen des elektri- 



Qnecksilbei- 

 lanipe 



~ c 

 5 3 



U Kathode 



E und Doppelnetze 

 K Auffangskäflg 

 Q Quarzfenster 

 G KühlgefSss 

 B Batterie 



T'F, und Widerstände 

 V Präzisions-Voltmeter 



Erdleitung 



Fig. I. 



Skala: Vi 



sehen Feldes und werden wieder in den Versuchsrauin zurückgeschleudert. Wird 

 das bremsende Feld variiert, das Feld zwischen U und E aber konstant gehalten, 

 so können dann sowohl die Geschwindigkeiten der zu K gelangenden Strahlen wie 

 die Menge, die auf die verschiedenen Geschwindigkeiten verteilt ist, gemessen 

 werden. 



Es wird also möglich, durch Variation dieses bremsenden Feldes, die Geschwin- 

 digkeiten der ankommenden Strahlen zu messen. Es kann dann auch im Prinzip 

 leicht der Einfluss eines im Versuchsraum betindlichen Gases auf die von E mit 

 praktisch genommen konstanter Geschwindigkeit kommenden Strahlen untersucht 

 werden. 



