l^)ie Geschwiiidigkeitsverliiste bei den langsaiiueii Kiilliixlciistrahlen 



11 



Zum Vor- 

 svi clisrolii-. 



b. Versuche bei Gasfüllung. 



Die Gaseinfüllung gescliah mit Hülfe der in der Figur III ge- 

 zeichneten Einrichtung. Das untere Ende führt zum Gasbehälter, wo 

 das Gas aufbewahrt und sorgfältig mit Pliospliorpeutoxyd getrocknet 

 wurde. An Versuchsrohr und Manometer waren ausserdem noch Trocken- 

 gefässe mit Phosphorpentoxyd angebracht. Das obere Ende ist dem 

 Versuchsrohr augeschlossen. Die Verbindung wird mit Hülfe der Hähne 

 und der sehr dünnen Kapillare (Durchmesser ungefähr 0,02 mm, Länge 

 variabel je nach den Bedingungen) hergestellt. Das Versuchsrohr wurde 

 jetzt mit der Molekularpumpe vollkommen evakuiei't, wonach die Ver- 

 bindung mit dem Gasbehälter geöffnet wurde. Jetzt strömte das Gas in 

 das Versuchsrohr hinein und wurde daim wieder durch die Molekular- 

 pumpe ausgepumpt ^ Es könnte in dieser Weise das Versuchsrohr mit 

 dem zu untersuchenden Gase gewaschen werden. Nach einigen Minuten 



Mit dem Manometer, das besonders zu diesem Zweck angefertigt und geeicht 

 war, konnte der Druck entweder in 10"^ oder 10 mm Hg direkt gemessen werden. 

 Durch Sehätzung könnten noch Drucke auf 10"'' mm Hg genau ab- 

 gelesen werden. Bei andauernde Wirkung der Molekularpumpe mit 

 oder ohne Kühlung zeigte das Manometer weniger als 10"° mm Hg 

 Druck an. 



Das benutzte Elektrometer war ein Binant nach Dolezalek, dessen 

 Empfindlichkeit je nach den Bedingungen variiert wurde. Im allge- 

 meinen betrug die Empfindlichkeit bei dem vorkommenden Skalenab- 

 stand ungefähr 300 Skalenteile pro Volt. 



Die Spannungszuführung geschah von einer 1 10- Voltbatterie B 

 (siehe Fig. I), die durch zwei Widerstände VF, und TF., — jeder von J 

 ungefähr 100 Ohm — kurzgeschlossen war. Der Vereinigungspunkt 

 zwischen den beiden Widerständen war geerdet. Die Spannungsmessung 

 geschah mit einem Präzisions-Hitzdraht- Voltmeter (Siemens u. Halske), 

 dessen innerer Widerstand für die benutzte Empfindlichkeit 3000 Ohm 

 betrug. 



Zur Erzeugung des ultravioletten Lichtes diente eine Quarz- 

 Quecksilberlampe nach Heraeus. 



Zum Gas- 

 behälter. 



Fi«. III. 



kaiischen Instituts im Sommer wochenlang 24" C. überschreiten. Wenn die Qnecksilberlauipe 

 brannte, stieg die Tempei'atur öfter zu 28° C. Der Sättigungsdruck des Quecksilbers ist nach 

 Hertz, Ann. d. Physik B. 17, 1882, bei 20» C. O.OOIH mm. Hg., bei 30" C. 0,0029 mm. Hg. 



' Es wird in dieser Weise ein offenes Vakuum hei-gestellt. Die Molekularpumpe pumpt das 

 Gas weg mit derselben Geschwindigkeit wie es durcli die Kapillare hereinslrömt. Das erhaltene 

 Vakuum liiilt sich sehr konstant, was dnrcii Katiiodcnstrahlenabsorptionsmessungen sehr genau 



