DRITTER TEIL. 

 Das Kathodenstrahlenvakuumrohr aus Metall. 



Bei Versuchen über laugsame Kathodenstrahlen, wo die elektrische Ladung, 

 die die Strahlen mitführen, elektrometrisch geraessen wird, kann öfter ein störender 

 Faktor die Messungen sehr erscliweren. Die Störungen kommen dadurch zu Stande, 

 dass Teile des Versuchsrohrs — Glas — elektrisch geladen werden. Die Ladungen 

 induzieren auf die Zuleitungen zum Elektrometer, besonders wenn diese innerhalb 

 des Veruchsrohres verlaul'en. Es ist nämlieli dann nicht immer möglieli, diese Leit- 



Zum 



Elektrometer 



U Kathode 



E Doppelnetz 



K Aufifangskäfig 



Q Quarzfenster 



V Voltmeter 



W und If'i Widerstände 



Erdleitung 



Fig. XVIII. 



ungen durch mit der P]rde verbundene Metallhüllen vollkommen elektrostatisch zu 

 schützen. Wenn dann die Erdleitung des Elektrometers unterbrochen wird, verur- 

 sachen die elektrischen Ladungen einen recht beträchtlichen Elektrometergang, und 

 es wird nötig, längere Zeit abzuwarten, bis die Störung verschwunden ist. 



Die Ladungen im Glase entstehen sehr leicht bei Arbeiten mit einer Molekular- 

 pumpe, da die Erschütterungen eine Reibung zwischen dem Glase und den Unter- 



