Oie Gescliwiniiigkeitsverluste bei den langsamen Kathodenstralilen 



43 



langen des Versuehsrohrs verursachen. Wegen dieser Erschütterungen muss man 

 auch die im Glasrohre eingebauten Metallteile sehr gut befestigen, damit Verschieb- 

 ungen vermieden werden. Wegen der Zerbrechhchkeit des Glases müssen jedoch 

 alle Spannungen zwischen Glas und Metall sorgfältig vermieden werden, was nicht 

 immer leicht zu erreichen ist. 



Alle diese Schwierigkeiten sind bei der Verwendung eines Vakuumrohrs aus 

 Metall nicht mehr vorhanden. Die Figur XVIII zeigt in schematischer Darstellung 

 ein Metallrohr, das für das Studium der langsamen Strahlen sehr zweckmässig ist. 

 Das Metallrohr ist ein gewöhnliches Messingsrohr — Durchmesser 4 cm., Wand- 

 stärke 0.5 mm. — in dessen Ende grosse Messingschliffe hineinpassen, durch deren 

 Mitte die elektrischen Zuleitungen mit Hülfe von kleinen Glasschhffen hindurch- 



Fig. XIX. 



geführt werden. Seitlich sind das Quarzfenster Q zum Einlassen des ultravioletten 

 Lichtes und noch ein feuster aus Glas zum Durchschauen angebracht. Die Figur 

 XIX zeigt das Metallrohr an eine Gaede-Quecksiiberpumpe angeschlossen. 



Wurde dies Metallrohr evakuiert, so weit es mit der Gaede-Pumpe niöglieli 

 war, so hielt sich das dabei erhaltene Vakuum längere Zeit vollkommen konstant, 

 was durch Kathodenstrahlenabsorptionsmessungen sehr leicht und scharf kontrolHert 

 werden konnte. 



Das Rohr ist auch leicht zu handhaben, da Stösse überhaupt nicht das Rohr 

 beschädigen, wie es leicht mit einem Glasrohr geschehen kann. Eine Erwärmung 

 des Rohres, die für verschiedene Zwecke nützlich ist, kann auch ohne weiteres vor- 

 genommen werden. Man kann auch sehr leiclit Schliffe an beliebigen Stellen des 

 Rohres anbringen oder unbrauchbare Schliffe entfernen. Die Schliffe werden mit 

 Zinn augelötet. 



