6 



Manne Siegbahn. 



Untersuchungsmethode. 



Bei den hier vorliegenden Untersuchungen über freie Schwingungen (3. Art) 

 im Lichtbogen wurde zum Aufzeichnen von Strom und Spannung eiu Duddel'scher 

 Oscillograph von Siemens & Halske in Berlin verwandt. Bei den in Frage kom- 

 menden Frequenzen (300 bis 600 ganze Schwingungen pro Sek.) kommen die 

 Eigenschwingungen der Messschleifen nicht in Betracht. Zum photographischeu 

 Registrieren wurde Schauffelen's hochempfindliches Negativ-Papier N:r 1080 benutzt. 



Nach den so gefundenen Strom- und Spannungskurven sind später die Cha- 

 rakteristiken gezeichnet und mit denen der Wechselstromlichtbogen vergliechen 

 worden. 



Das Schaltungsschema zeigen die Fig. 4 und ö. 



Da die Stromstärke im Schwingungskreis bis 12 Amp. steigen konnte, war es 

 notwendig, in grossen Zwischenräumen den Widerstrand CAB, von welchem der 

 Strom nach Messschleife 2 abzweigte, zu verändern, ohne zuviel Widerstand in 

 den Schwingungskreis einzuführen. Dieser Widerstand bestand daher aus mehreren 

 parallel laufenden Drähten, von welchen einer oder mehrere ausgeschaltet werden 

 konnten. Den für die Messschleife bestimmten Strom zweigte man von einem der 

 Drähte ab. Die Messschleife 1 wurde durch Vorschaltung eines grossen Wider- 

 standes zum Spannungsmesser eingerichtet. Es erwies sich, dass bei zu grosser 

 Verminderung dieses Widerstandes in der Absicht grösseren Ausschlag zu bekom- 

 men die dämpfende Wirkung so gross wurde, dass die Schwingungen aufhörten. 



Der Strom im Schwingungskreis konnte durch die Stromschlüssel N 2 und N 3 

 gegen einen stationären Eichstrom vertauscht werden. 



Die Oscillogramme. 



Trotz mehrerer sorgfältiger Justierungen der optischen Systeme zeigten die 

 Nullpunkte dennoch Geneigtheit, sich während der Benutzung des Apparates gegen- 

 einander zu verschieben. Um nicht bei jedem Versuche diese Justierung bewerk- 

 stelligen zu brauchen, habe ich vorgezogen, auf jedem Oscillogram, unmittelbar 

 nachdem Strom und Spannung aufgenommen waren, die Nullpunkte der Spannung 

 zu registrieren. Die Stromnulllinie war schon im Schwingungsoscillogramme abzu- 

 lesen. Um diese Nulllinie nicht nochmals mit der Nulllinie der Spannung registrie- 

 ren zu müsseu, was sehr oft die letztere unscharf gemacht hätte (wie z. B. im 

 PI. 17 b, wo die Stromnulllinie zweimal registriert ist; siehe dagegen PI. 18) habe 

 ich den Eichstrom in die Stromschleite hineingelassen. Nachdem die beiden Null- 

 liuien registriert waren, wurde der Eichstrom aufgenommen. 



Ein typisches Oscillogramm zeigt PI. 18. Hier ist die Registrierung in 3 

 Abteilungen vorgenommen 



