H Y G 



fanîeur avoït augmenté depuis trois dragmes juf- 

 qu'à neuf dans l'efpace de 57 jours, & avoir changé 

 la pofition de l'index d'une balance de 30 degrés. Un 

 leul grain pefant de cette liqueur , après fon entier 

 accroiffement, a varié fi feniiblement fon équilibre, 

 que l'index d'une balance qui n'avoit qu'un pouce 

 & demi de long , a décrit un arc de quatre lignes , 

 qui feroit même allé ju(i:[u'à trois pouces , li l'index 

 eût été d'un pied , malgré la petite quantité de li- 

 queur ; d'où cet auteur conclut qu'en employant 

 plus de liqueur, on pourroit, au moyen d'une llm- 

 ple balance, avoir un hygromètre beaucoup plus exaft 

 qu'aucun de ceux qu'on a inventés julqu'aujour- 

 d'hui. Ce même auteur donne à entendre qu'on pour- 

 roit fubftituer à l'huile de vitriol l'huile de foufre 

 per campanani , l'huile de tartre par défaillance, &c. 

 On peut faire cette balance de deux façons, ou 

 en mettant le fliîe au milieu du levier auquel le 

 poids E efl attaché, & en joignant à ce fîile un in- 

 dex d'un pied & demi de long qui marqueroit les 

 divilions fur une lame graduée comme dans la fi- 

 gure 1 2. 



Ou bien , on peut fufpendre le baffin qui contient 

 la liqueur au bout du fléau près du llile , & faire 

 l'autre extrémité fi longue qu'elle puifl'e décrire un 

 arc d'une grandeur confidérable liir un ais placé 

 pour cet effet, comme dans la fig. 13. 



M. Coniers conclud d'une fuite d'obfervations 

 hygrofcopiques , dont on peut voir la defcriptiçn 

 dans les Tranfaâions philofophiques,i'^. que le bois 

 fe refferre en été & s'enfle en hiver , mais qu'il eft 

 plusfujet à ces altérations dans le printems : 2°. que 

 ce mouvement arrive fur-tout pendant le jour , n'y 

 ayant prefque point de variations pendant la nuit : 

 3"^. qu'il s'y fait un changement même dans les tems 

 fecs , le bois s'enfiant le matin & fe refferrant après- 

 midi : 4°. que le boisfe reflerre de nuit comme de 

 jour , lorfque le vent efl au nord , au nord-eft & à 

 l'eft en hiver & en été. Le même auteur ajoute qu'on 

 peut connoîlre par le moyen de Vhygromctr& les fai- 

 îbns de l'année ; car il fe meut beaucoup plus vite 

 au printems qu'en hiver ; il fe reflerre plus dans 

 i'autonne qu'au printems, & il a moins de mouve- 

 ment en autonne qu'en été ; mais l'auteur n'a pas 

 fans doute prétendu donner cette règle pour fure ni 

 pour exafte. Elle efl: d'ailleurs tout-à-fait inutile , 

 puifqu'on a d'autres moyens que les hygromares de 

 connoître les faifons. Wolf & Chambers. 



Le plus fimple de tous les hygromètres fe fait avec 

 une corde de dix à douze piés que l'on tend foible- 

 ment dans une fituation horifontaie & dans un en- 

 droit à couvert de la pluie , quoiqu'expofé à l'air 

 libre : on attache au milieu un fil de laiton , au bout 

 duquel onfait pendre un petit poids qui fert d'index , 

 Se qui marque , fur une échelle divifée en pouces 

 & en lignes , les degrés d'humidité en montant , 6c 

 ceux de fécherefl^e en defcendant. Tel eft V hygromè- 

 tre que l'on voit fufpendu fous une des portes du 

 vieux Louvre , mais qui eft trop vieux à préfent 

 pour être bon. Afl^ez fouvent on fait des hygromè- 

 tres avec un bout de corde à boyau qu'on fixe d'un 

 côté à quelque chofe de folide , & que l'on attache 

 par l'autre perpendiculairement à une petite traver- 

 ïe qui fe tourne à mefurc que la corde fe tord ou fe 

 détord ; aux extrémités de cette petite traverle on 

 place deux petites figures , dont l'une rentre & l'au- 

 tre fort d'une petite maifon qui a deux portiques , 

 lorfque le fec ou l'humide fait tourner la corde , & 

 l'on fait porter un petit parapluie à celle des deux 

 figures que le mouvement de la corde fait fortir , 

 lorfque l'humidité augmente. Les hygromètres que 

 l'on fait de cette façon ou d'une manière équiva- 

 lente , en cachant la corde pour y mettre un air de 

 myftere , ne font ions^^uç pour amufer les enfans: 



H Y G 389 



& on ne doit pas s'attendre qu'ils apprennent quel 

 eft 1 état aduel de l'atmofphcre , par rapport à l'hu- 

 midité ou à la fécherefle , parce qu'on les garde 

 dans des appartemens fermés , & que la corde qui 

 en eft la pièce principale eft contenue comme dans 

 un etui , où l'air ne le renouvelle que peu ou point. 

 Enfin le meilleur de ces inftrumens n'apprend pref- 

 que ncn autre chofe finon que la corde eft mouillée 

 ou qu'elle eft feche. Car l'humidité qui l'a une 

 fois pénétrée n'en fort que peu à peu , & félon l'ex- 

 pofiîion du heu , le calme ou le vent qui y règne ; 

 & bien fouvent il arrive que l'atmofphere a déjà per- 

 du une grande partie de fon humidité , avant que 

 la corde en puifte donner aucun figne. 2°. Tout ce 

 qu'on peut attendre d'un hygromètre à corde , c'eft 

 q u'il faflTe connoître s'il y a plus ou moins d'humi- 

 dité dans l'air par comparaifon au jour précédent; 

 & l'on fait cela par tant d'autres fignes, qu'il eft afiTez 

 inutile de faire une machine qui n'apprend rien de 

 plus. Ce qu'il importeroit le plus de favoir , c'eft 

 de combien l'humidité ou la féchereflTe augmente on 

 diminue d'un tems à l'autre , & de pouvoir rendre 

 ces inftrumens comparables. Mais il paroîtbien dif- 

 ficile de pouvoir faire des hygromètres qui ayent cet 

 avantage. 



Le bois verd , humide , lorfqu'on l'emploie , le 

 devient moins à meiure qu'on le garde dans la cham- 

 bre , & par conféquent il fe retire & ce rétrécit na- 

 turellement. Les cordes , ayant leurs fils entrelacés 

 les uns fur les autres , fe lâchent & fe détordent d'el- 

 les-mêmes; devenant plus humides , elles fe tordent 

 davantage , mais non pas à proportion des vapeurs 

 qu'elles reçoivent. La chofe réuflit aflfez bien les 

 premiers mois , mais ce tems paflTé, il s'en faut bien 

 qu'elle ait le même fuccès. La corde à boyau fe ra- 

 courcit trop lorfqu'elle n'eft que peu humide , & 

 s'allonge trop lorfqu'elle fe trouve chargée de beau- 

 coup de vapeurs. Le parchemin n'eft pas aflfez épais 

 pour rafl^emblerlong-tcms l'humidité; il fe defîeche 

 aufli trop vite , & n'a pas aflfez de mouvement. 

 Quant au coton fufpendu à une balance , pour faire 

 un hygromètre , il eft bien vrai qu'il devient plus 

 pefant au commencement , mais il refte dans la fui- 

 te trop pefant , & fon poids dépend aufll de celui 

 de l'air, & de la pouflîere qui fe trouve dans l'air. 

 Pour ce qui eft du tuyau d'épi de blé , dont on fait 

 auflTi un hygromètre , il tourne très-fenfiblement , tan- 

 dis qu'il eft verd, mais cela ne dure pas long-tems. 

 L'éponge que l'on trempe dans du vinaigre, oii l'on 

 a fait fondre auparavant du fel marin & du fel am- 

 moniac , que l'on fufpend enfuite à une balance , 

 après l'avoir preflée , refte bonne pendant quelques 

 mois ; elle devient beaucoup plus pefantç, lorfqu'el- 

 le eft humide ; elle raftemble même autant d'humidi- 

 té qu'il en découle ; mais elle perd par-là beaucoup 

 de fon fel qui devient volatil , de forte que cet inf- 

 trument ne refte jamais le même toute une année. 

 On fait grand cas du cuir de brebis , trempé dans la 

 liqueur précédente ; mais quand il fait un tems hu- 

 mide, ce cuir s'humefte & s'allonge trop ; & fi l'hu- 

 midité augmente extrêmement , le cuir fe charge 

 de tout côté d'une quantité prodigieufe d'humidité , 

 de forte qu'il en découle plufieurs gouttes , & qu'il 

 s'accourcit au lieu de s'allonger, fans compter qu'il 

 ne lauroit refter une demi - année au même état. 

 Tous ces inftrumens font donc fautifs , & on doit 

 prendre garde qu'ils ne jettent dans l'erreur. Muflfch. 

 EJfai de Phyfiq. (O) 



Hygromètre , {Méd.) les différens inftrumens 

 propres à meiurerles degrés de l'humidité de l'air 

 plus ou moins confidérables, lont employés fort uti- 

 lement par les médecins , qui ont le zélé auflî loua- 

 ble , que laborieux , de faire des recherches fur les 

 influences de cet élément U de tout ce qui y a rap*. 



