Ferenz gegen das trockene nach seinen Vergleicl 

 rar, zur Vergleichung zu übersenden. Die von u 

 Centraianstalt für Meteorologie und Erdmagnctism 

 r 1886 ausgeführten Vergleichungen ergaben für 

 er folgende Correctionen: 



bei 0" C. —0-27" C. 



„ 18 —0-37 



-0-46" C. 

 „ 18 -0-56 

 „ 36 —0-76 

 gehabt haben. Ich stelle die ermittelten Correctionen nebeneinander, nm 

 ihre ziemlich gute Uebereinstimmung anschaulicher zu machen. 



trocken feucht 

 V. Niessl Liznar v. Niessl Liznar 

 bei 0" C. — 0 C. —0-46" C. — C. —0-27" C. 

 „ 7 -0-50 — -0-31 — 



„ 18 —0-55 —0-56 —0-39 -0-37 

 „ 3G —0-92 —0-76 —0-73 --0-57 

 Man ersieht hieraus, dass die Correctionen bei der Temperatur 

 von 36** um circa 0 C. vom Herrn Regierungsrath v. Niessl grosser 

 gefunden worden sind, als von mir, dass sie aber bei den tieferen 

 Temperaturen fast genau gleich sind. Ich will gleich hier bemerken, 

 <iass alle in den nachfolgenden Tabellen enthaltenen Tcmperatnrdatcn 

 "icht corrigirt sind (ausser es wird eigens hervorgehoben), da ich 

 dieselben bereits zusammengestellt hatte, ehe es möglich war, Gewissheit 

 "bor die Grösse der Correction zu erhalten ; beim Schlassrosultat werden 

 al>er die Correctionen Überall angebracht werden, um die richtigen 

 Temperaturen zu erhalten. 



Viel schwieriger ist es, die Angabe des Extrem - Thermometers 

 ^egen des Instrumental-Fehlers zu corrigiren, da das vorhandene, mir 

 ^f'tigst zur Vergleichung übersendete, Maximum- und Minimum-Thermometer 

 'System Six), bekanntlich sehr variable Correctionen zeigt und es 

 ^"sserdem gar nicht eruirt werden kann, seit wann dieses Instrument 

 <5on Beobachtungen verwendet worden ist. Es ist kaum anzunehmen, 

 ~ Olexik seit Beginn der Beobachtungen im Jahre 1848 dasselbe 



hat, da diese Thermometer erst 



1 Oesterreich 



'linden haben. lieber ein etwaiges anderes Instrument findet 

 I den Aufzeichnungen Dr. Olexik's nichts angegeben, so dass 



