Glücklicherweise zeigeu die Beobaclituugeu Meuders eiue auöser- 

 ordeutlich gute UeboreinstimmuDg , so dass die öjährige Reihe zur 

 Ableitung des jähvlicheu Ganges vollständig genügt. Zur Bekräftigung 

 dieses Ausspruches lasse ich in der nachfolgenden Tabelle die Differeuzen 

 Wien— Brünn für die einzelnen Monate folgen. 



J. F. M. A. M. J. J. A. S. 0. N. D. Jahr 



1883: 0-9 0-9 1-0 0-8 1-1 1'2 1-4 0-8 0-6 0-7 Ü 9 (0-9) 0 9 

 Mittel: 0-9 0-9 0-9 O'S 0-9 1-2 M 1-0 0-8 0-9 l'O 0-9 0-9 



Bemerken muss ich, dass die eingeklammerte Zahl für den 

 December 1883 eine interpolirte ist, da die Beobachtungen mit November 

 dieses Jahres aufhörten. 



Um zu sohen, welche Sicherheit den Mittelwerthen zukommt, 

 bildete ich die Differenzen der einzelnen Daten gegen das Mittel 

 (Anomalie) und fand auf diese Weise: 



J. F. M. A. M. J. J. A. S. 0. N. D. Jahr 



Mmk Fehler: 0-04 0-02 0-02 0-01 O'OS 0-02 O'OS O'OS 0-02 O'O? 0-04 O'OÖ O'OO 

 Die letzte Zahlenreihe, den „wahrscheinlichen Fehler" des Öjährigeu 

 ilittels dieser Differenzen darstellend, ist nach der bekannten Fechner'schen 

 Formel: w = 1-1955 ~i gerechnet, wobei a die mittlere 



Anomalie und n die entsprechende Zahl der Jahre bedeutet. 



Den grössten wahrscheinlichen Fehler zeigt die Differenz im 

 October (0-07 mm.), doch ist selbst dieser Werth so klein, dass mau 

 "iit grosser Berechtigung behaupten kann, die Differenz Wien— Brünn 

 sei uns auf 0-1 mm. sicher bekannt. In dieser Differenz steckt frcilicli 

 "och die Correction des von Mendel benützteu Barometers, die aber 

 l>ekanDt und daher leicht in Rechnung gebracht werden kann. Diese 

 Correction betrug nach den Vergleichungen an der k. k. Contralanstalt 

 für Meteorologie und Erdmagnetismus vor der Absendung an die 

 Station Brünn im Jahre 1878 +0-26 mm. und meine Vergleichungen 

 ^^ahrend einer luspectionsreise im Jahre 1881 ergaben dieselbe zu 

 mm. Die letzteren Vergleichungen sind mit einem Heberbarometer 

 ausgeführt. Im Mittel beträgt die Correction für das Barometer 

 1382 +0-2 mm. 



Die richtige Differenz Wien— Brünn ergibt sich mit Berück- 

 sichtigung dieser Correction zu: 



