Bottenförhållandena i Öresund och södra Östersjön 



27 



Lotung in grösserer Tiefe und auf härterem Grunde sind die Glasröhren durch inwendig 

 verzinnte Messingröhren ersetzt. 



Das Stosslot. Dieser Apparat (Fig. 8) unterscheidet sich von dem vorigen haupt- 

 sächlich darin, dass das über dem angelöteten Bleikegel auf der Mitte der Lotröhre be- 

 findliche Bleigewicht durch Ketten und Stäbe, wie von Fig. 9 — 10 hervorgeht, mit der 

 Lotleine verbunden und dem oberen Teil der Lotröhre entlang beweglich ist. Nach/Inn 

 das geworfene Lot in den Meeresgrund hineingedrungen ist, hann also durch Heben und 

 Senken der Lotleine und des darin befestigten, ca. 15 kg. schweren Bleigewichtes, durch 

 kurze, kräftige Stösse das Hinabtreiben des Profillotes in die gewünschte Tiefe fortgesetzt 

 werden. — Als Lötrohre ist hier eine in- und auswendig galvanisierte Stahlröhre mit 

 innerem Durchmesser von 26,5 mm. gebraucht worden. Die Länge der Schlammröhre 

 1 m., innerer Durchm. 23 mm., äusserer 25,5 mm. Der Bügel ist fest und mit einer 

 schmalen, horizontalen, in den Enden durchbohrten Stahlscheibe als Steuervorrichtung des 

 Bleigewichtes versehen. Vgl. Fig. !) — 10. Die Ventilvorrichtung ist auf diesem Apparat 

 etwas verändert worden. Ihre Konstruktion wird aus Fig. 11—12 hervorgehen. 



Herausnehmen und weitere Behandlung des Schlammprofiles. Nachdem das Lot 



aufgeholt worden ist, wird ein Kork in die untere Mündung der Schlammröhre hinein- 

 geführt. Der Apparat wird dann auseinandergenommen, die gefüllte Schlammröhre her- 

 ausgehoben und eine neue hereingesetzt. Durch einen in die Schlammröhre von unten 

 eingeführten Kolben wird der Kork und die darauf ruhende Schlammsäule dann in die 

 Höhe gedrückt, wobei das überflüssige Wasser abfliesst. Um Wegspülen der oberfläch- 

 lichen Schicht des Frofiles zu verhindern, wird die Schlammröhre mit einem kleinen 

 Stück kleinmaschiger Müller-Gaze überdeckt, die das Wasser zu passieren hat. Dann 

 wird auch die obere Mündung der Schlammröhre geschlossen, und die Röhre wird für 

 weitere Untersuchung an Land beiseite gestellt. 



Bei der Laboratoriumuntersuchung wird die Schlammsäule von unten aus der Röhre 

 auf dickes Filtrierpapier vorsichtig hinausgedrückt. Nachdem die Feuchtigkeit grösseren- 

 teils von dem Papier aufgesaugt worden ist, wird vermittelst hart neben einander ge- 

 legter, dünner Glasscheiben — für kürzere Profile Objektgläser — das Profil der Länge 

 nach gespalten. Die Gläser werden vorsichtig in die Mittellinie der Schlammsäule hin- 

 eingedrückt und dann auseinander gezogen. Vergl. Pl. II, Fig. 7. Nachdem wird das 

 Profil abgezeichnet oder photographier!, wonach eine nähere Untersuchung der einzelnen 

 ' Schichten einsetzt. 



(Tryckningen avslutad den 20 januari 1923.) 



