courbes de densités correspondantes, on partage encore propor- 

 tionnellement Tespace qui les sépare et on lit sur la graduation 

 latérale la valeur de gq, position occupée en dernier lieu par 

 le point intermédiaire porté sur la bande de papier. L'opération 

 complète s'effectue incomparablement plus vite que sa des- 

 cription. 



On opère de même pour trouver la valeur go de la densité 

 normale servant d'entrée aux tables de salinités et de chloru- 

 rations dé Knudsen (voy. tables), à moins que pour plus de 

 facilité on n'ait recours à un graphique donnant spécialement 

 le Go d'après un gq quelconque. L'opération totale : mesure 

 de l'indice Ut^ de Tindice n^, de la densité (jq, de la densité c7o, 

 de la salinité S et de la chloruration Cl se fait en quelques 

 minutes à peine sur 5 à 6 cmc d'eau d'essai. 



Avantages de la méthode. — L'emploi de la méthode offre 

 de sérieux avantages. Donnant Tindice avec une approximation 

 de 2 à 3 unités de la 5^ décimale, elle fournit la densité avec 

 assurance certaine de 1/2 unité près de la 4^ décimale, appro- 

 ximation suffisante en pratique ainsi que nous le verrons plus 

 loin. La mesure elle-même se faisant rapidement et sur une 

 minime quantité d'eau, il devient loisible de réduire de la 

 moitié ou des deux tiers la capacité des bouteilles destinées 

 à ramener l'eau des profondeurs, par conséquent de diminuer 

 leur poids et d'augmenter leur nombre sur un même fil de 

 sonde. Cet avantage est particulièrement notable s'il s'agit de 

 l'étude d'un courant en profondeur et surtout de deux courants 

 superposés comme au détroit de Gibraltar. La bouteille Richard 

 jaugeant 3i5 cmc, un volume de 100 à i5o cmc d'eau suffira pour 

 assurer, si on le juge nécessaire pour une vérification, la possi- 

 bilité d'une analyse chlorométi ique après avoir obtenu d'après 

 l'indice les déterminations indirectes de densité, de salinité et 

 de chloruration. La récolte des échantillons se fera instanta- 

 nément sur la longueur entière du fil et l'on n'aura plus à 

 craindre les perturbations résultant des modifications incessantes 

 des diverses caractéristiques de courants dans les diverses 

 couches d'eau. Si Ton veut étudier la couche neutre séparant 

 deux courants de sens inverses superposés, on pourra multiplier 

 en les rapprochant les unes des autres les prises d'essai sur 

 certains espaces limités dans l'épaisseur de la couche neutre 

 ou dans ses environs immédiats où la valeur des températures 

 et des densités offre un intérêt particulier. Enfin la méthode 

 permettra de supprimer ou de diminuer dans une large mesure 

 la conservation et le transport de nombreuses bouteilles à 

 échantillons d'eau. 



Correction de compressibiliié. — Le symbole g^ indique une 

 densité d'eau prise à la surface de la mer sous la pression 

 normale de l'atmosphère mais s'il s'agit d'un échantillon récolté 

 en profondeur, il est évident qu'à la place qu'il occupait, sous 



