— 29 — 



des densités, est universellement connue. Je me suis surtout 

 efforcé de rechercher les causes d'erreurs et d'en fixer les 

 grandeurs respectives de façon à déterminer avec certitude la 

 limite de la précision atteinte dans les mesures. J'ai envisagé 

 les différents points suivants : la balance, les poids, le flacon 

 et son remplissage, les mesures de température et de pression 

 atmosphérique, les corrections de poussée et la réduction des 

 pesées au vide. 



La balance et les pesées. J'ai employé une balance GoUot, 

 modèle à fléau long et à double colonne donnant le i/io de 

 milligramme. Toutes les pesées ont été faites par la méthode 

 de double pesée à charge constante, la tare étant constituée 

 par deux poids en laiton verni formant 120 gr. J'ai étudié spé- 

 cialement la fidélité et la sensibilité de la balance et véiifié 

 avant chaque série de pesées qu'elle avait gardé même position 

 d'équilibre cà vide et conservé en charge une sensibilité constante. 

 Cette dernière avait pour valeur o™s'-^ q par division ; on pouvait 

 facilement apprécier l'équilibre de la balance au i/io de division 

 par la méthode des oscillations, donc lire le i/io de mgr. 



Les poids. J'ai utilisé une boîte de poids en laiton platiné 

 dont j'ai fait un étalonnage complet (en valeui- relative), ce qui 

 m'a permis de corriger le poids de Sogi". et de m'assurer que 

 dans toutes les combinaisons de poids effectuées au cours des 

 mesures la somme des corrections était inférieure ou au plus 

 égale à i/io de mgr. 



Le flacon., son remplissage. Le flacon à densité de Regnault 

 est bien connu, le modèle que j'ai employé est fermé par un 

 bouchon en verre parfaitement rodé. Pour le remplissage 

 j'introduisais dans le flacon un tube effilé et je versais l'eau 

 par la partie annulaire. Le remplissage s'effectuait ainsi d'une 

 façon continue, en moins de deux minutes ; l'air s'échappe 

 librement par le tube effilé sans barboter à travers le liquide. 



Le réglage au trait de repère avait lieu dans un bain de 

 glace fondante (glace pilée arrosée d'eau), constamment brassé. 

 L'opération est plus rapide pour les eaux de mer concentrées, 

 dont le maximum de densité est au-dessous de 0° et qui sont 

 meilleures conductrices, que pour les eaux douces. 



Après réchauffage à température ambiante, le flacon était 

 soigneusement essuyé au papier Joseph, il achevait de se mettre 

 en équilibre de température dans la cage de la balance dont 

 l'atmosphère était desséchée par l'acide sulfurique concentré 

 et des bâtons de soude caustique. 



Je me suis assuré de la constance du poids du flacon rempli, 

 en répétant les pesées à plusieurs heures d'intervalle. La tem- 

 pérature et la pression restant très sensiblement constantes, 

 lés différences obtenues n'ont jamais dépassé 2/10 de mgr. 

 L'évaporation à travers le rodage du bouchon était donc abso- 

 lument négligeable. Il était important de faire cette vérification 



(395) 



