~ 3o ~ 



puisque la cage de la balance contenait des desséchants très 

 e'nergiques, nécessaires pour empêcher la condensation de 

 la vapeur d'eau sur le verre toujours hygroscopique du flacon. 



Le réglage au trait de repère ne peut guère être effectué 

 à moins de i/io ou même 2/10 de millimètre, malgré l'emploi 

 de loupe et un bon éclairage ; or la section intérieure du tube 

 fin était de 5 millimètres carrés, il y avait donc dans le rem- 

 plissage une incertitude de 1/2 ä i millimètre cube réprésentant 

 I milligramme. C'est de baucoup Terreur possible la plus 

 considérable, dix fois plus grande que Tincertitude sur la pesée. 

 Pour vérifier ce fait expérimentalement j'ai rempli plusieurs 

 fois le flacon avec de l'eau distillée : toutes corrections étant 

 faiies, j'ai trouvé sur les pesées un écart maximum de 8/10 

 de mgr. 



Entre chaque opération le flacon était lavé trois fois à l'eau 

 distillée et rincé trois fois à l'alcool à 96° enfin séché dans un 

 courant d'air sec et pesé sur la balance. Les différences de poids 

 ne devaient provenir, si le nettoyage était bien fait, que des 

 variations de température et de pression, c'est ce que j'ai 

 toujours vérifié. 



Mesure des températures et des pressions. Un thermomètre 

 suspendu dans la cage de la balance et dont le O avait été 

 vérifié dans la glace fondante donnait la température au i/io 

 de degré. La pression était lue sur un baromètre Fortin en 

 tenant compte des corrections habituelles de dilatation et 

 capillarité. 



Co?^rection de poussée de Fair et réduction des pesées au vide. 

 Une moitié de mes mesures ayant eu lieu en été et l'autre 

 en hiver, la température du laboratoire est passée de 20° à 12, 

 tandis que la pression atmosphérique variait de 770 à 75o'""\ 

 Ces écarts considérables m'obligèrent à faire des calculs de 

 corrections tout à fait soignés. 



Appelons T la tare, Vo le volume intérieur du flacon à 0° 

 jusqu'au trait de repère, lo et ot, do et dt les densités respectives 

 de l'eau distillée et de l'eau de mer à et à t°, a^ la masse 

 du cm-^ d'air sec à 0° sous 760'^'^, a la masse du cm-^ d'air dans 

 les conditions de l'expérience c'est-à-dire à température t sous 

 la pression H, A densité du laiton des poids, v et d le volume 

 et la densité du verre du flacon. 



Pour déterminer une densité il faut exécuter trois pesées ; 

 j'affecterai dans ce qui suit des indices i, 2, 3 les masses 

 du cm^ d'air ainsi que les températures et pressions qui 

 peuvent avoir des valeurs différentes aux moments des pesées. 



On sait que a = ao-- — -, — • 



^ 7Ö0 I -f a t 



