- 34 - 



graduation sont très serrées et non équidistantes ce qui rend 

 rinterpolation de 4^ chiffre décimal difficile. En fait Tappareil 

 donne Tindice à deux ou trois unités près de la 4^ décimale. 

 On pourrait d'ailleurs améliorer la précision de Tinstrument 

 en le réservant à Tétude des solutions aqueuses d'indice 

 toujours inférieur à 1 ,4 ; pour cela il faudrait : i« changer la 

 nature du verre dont sont constitués les prismes, prendre un 

 crown de très faible indice au lieu d'un flint extra-dense ; 

 2° augmenter le grossissement de la lunette et placer l'échelle 

 des indices dans l'oculaire. 



Le réfractomètre à immersion m'a servi pour toutes les 

 mesures à basse température entre o et 17°. Il possède une 

 petite cuve s'adaptant hermétiquement, d'une contenance 

 totale de 10 ce. (dont le i /3 peut suffire) et dont le nett03^age 

 est très facile. La mesure pour la raie D se fait en lumière 

 blanche avec une précision atteignant la demi-unité de la 

 4*^ décimale. Enfin le prix de cet instrument n'est que les 5/8 

 de celui du réfractomètre d'Abbe. Par contre l'appareil est 

 gradué en unités arbitraires d'où la nécessité d'une table 

 pour transformer les lectures en indices ; la présence d'un 

 bain d'eau pour mesurer et égaliser la température peut aussi 

 devenir la source de nombreux ennuis, nous verrons plus loin 

 comment on peut y parer. 



Examen des résultats et précision de la méthode. De 

 l'examen des résultats rassemblés en tableaux à la fin de ce 

 rapport, on peut tirer des conclusions qui fixent immédiatement 

 la précision avec laquelle la densité est connue par cette 

 méthode : 



Pour une eau de mer donnée, la variation d'indice avec 

 la température est environ 2 fois 1/2 plus faible que la variation 

 correspondante de la densité. Par exemple pour co = 28 entre 



19 et 20*^ l'indice diminue de 0,0001 et la densité de 0.00026, 

 Ad 



-T — • = 2,6. 

 An ' 



Ad . , , , 



Ce rapport croit avec la temperature et avec la concen- 

 tration. 



2° Pour une température donnée, la variation d'indice est 

 environ 4 fois plus faible que la variation coi respondante de 

 la densité avec la concentration ou la teneur en sels. Considérons 

 par exemple à les indices et densités de go ~ '-^o et üo = 28 

 on trouve que la densité croît de 0,00763 et l'indice de 0,0019 

 seulement. 



11 en résulte immédiatement que si le réfractomètre que 

 l'on utilise donne les indices à An près, les densités seront 

 déterminées avec une eireur maximum Ad = 4An. Ainsi 

 le réfractomètre d'Abbe donne les indices avec une précision 

 atteignant 2 unités de la 4^ décimale, Terreur sur les densités 



