— 36 — 



Cette équation, qui se vérifie avec une grande exactitude, 

 est à rapprocher de la loi de Gladstone et Dale : — ^— - = K 



dont la précision manque de rigueur dans le cas qui nous 

 occupe. 



Conseils pour l'exécution des mesures. En principe toutes 

 les mesures d'indices devront se faire à la température 

 ambiante ; les dispositifs de chauffage compliqués et onéreux 

 sont donc sans intérêt pour les océanographes qui ne considèrent 

 les indices que pour revenir à la densité. 



I. On opère avec le réfractomètre d'Abbe. Entre chaque 

 opération essu3^er les prismes avec un vieux linge, en frottant 

 le moins possible pour ne pas échauffer les prismes de verre. 



Si Ton dispose d'une conduite d'eau, on fera passer un 

 courant à travers l'appareil pendant quelques minutes avant 

 de faire une mesure, pour égaliser les températures des 

 différentes parties de l'instrument. A la sortie du réfractomètre 

 l'eau de circulation traversera un récipient où l'on aura placé 

 le flacon contenant l'échantillon d'eau de mer. De cette façon, 

 l'eau de mer et le réfractomètre seront à la même température 

 quand on fera la mesure. La goutte d'eau étant introduite, 

 la mesure sera presque instantanée sans crainte d'évaporation. 



2° A bord et dans les laboratoires sans eau courante il 

 faudra placer l'échantillon dans son flacon à côté du réfracto- 

 mètre, prismes ouverts pendant dix minutes, un quart d'heure 

 pour que les températures s'égalisent. Pendant le nettoyage 

 cchauffer le moins possible les prismes qui, mauvais conducteur 

 de la chaleur, ne reviennent que lentement à la température 

 ambiante. 



II. On opère avec le réfractomètre à immersion. 

 Remplissage. Adapter le fond de la petite cuve nickelée, 



puis la saisir par le haut entre le pouce et l'index de la main 

 gauche, y verser quelques centimètres cubes d'eau de mer. 

 Adapter ensuite le réfractomètre tenu dans la main droite 

 au-dessous de la bague du compensateur, serrer à fond la 

 fermeture à baïonnette. 



2° Nettoyage. Séparer la cuve, vider celle-ci et l'essuyer 

 soigneusement après avoir enlevé le fond mobile. Essuyer 

 doucement le prisme de verre avec un vieux linge de toile 

 en prenant les mêmes précautions que plus haut pour ne pas 

 l'échauffer. 



3" Dans les laboratoires disposant d'une conduite d'eau 

 on emploiera le vase en tple modèle B du catalogue Zeiss, dans 

 lequel on établira une circulation d'eau à la température de 

 la conduite. Le réfractomètre étant rempli comme il est dit 

 au i^, on le plongera dans le bain, suspendu par ses crochets 

 au support en étrier de la cuve. Après attente de quelques 

 minutes (moins de dix), on fera la lecture en se conformant 

 aux instructions qui accompagnent l'instrument. 



