- h - 



4^ Dans les laboratoires n'a3'ant pas de conduite d'eau 

 et à bord si le temps le permet, on pourra remplacer avan- 

 tageusement le vase B en tôle par un simple vase à pile 

 Leclanché en verre. Ce vase sera fermé par un bouchon de liège 

 ajusté, le thermomètre enfilé dans un petit bouchon de 

 caoutchouc, prendra la place du crayon de zinc de la pile. 

 Le bouchon de liège sera percé d'un trou d'environ 40'^^'" 

 de diamètre et légèrement ovalisé (1) par lequel pénétrera le 

 réfractomètre. Ce dernier sera muni d'une bague de caoutchouc 

 (découpé dans un gros tube) formant joint étanche. On placera 

 sous le vase une feuille de papier blanc pour diffuser la lumière. 

 La fig. I fait comprendre ce dispositif très simple. Un litre 

 d'eau suffit dans le vase, qui est suffisamment étanche pour 

 être emplo3^é à bord par 

 mer calme. On aura un 

 bouchon de caoutchouc de 

 diamètre approprié qui 

 prendra la place du réfrac- 

 tomètre quand on enlèvera 

 ce dernier pour le nettoyer, 

 on évitera ainsi tout risque 

 de projection d'eau au 

 dehors puisque le vase à 

 pile sera toujours herméti- 

 quement fermé. 



5° Si Ton craint des 

 ennuis avec un bain d'eau, 

 on opérera avec le vase 

 en verre décrit au 4°, 

 mais, on le laissera vide. 

 On aura ainsi un bain d'air 

 à température ambiante et protégé contre toute agitation 

 atmosphérique extérieure. Il faudra cependant placer les 

 flacons contenant les échantillons, au moins un quart d'heure 

 à l'avance (s'ils sont de petite capacité) à côté du réfractomètre 

 pour que les températures s'égalisent et que les indications 

 du thermomètre soient correctes. Il y a d'ailleurs un moyen 

 très simple de s'assurer qu'on est bien en équilibre de 

 température, il sufTit de faire plusieurs lectures successives 

 à 'quelques minutes d'intervalle, les indications du thermo- 

 mètre et du réfractomètre doivent rester constantes, sinon 

 il faut attendre encore. Enfin il est recommandé d'éviter tout 

 échauffement du réfractomètre soit par le contact des mains, 

 soit par frottement au cours du nettoyage. 



_ (i) Pour faire tenir le réfractomètre dans une position un peu oblique 

 qui favorise l'observation. 



395) 



