pupille placée sur son parcours). Cette image devait être très 

 petite et avoir des contours bien marqués ; il est facile à 

 comprendre que cela ne serait guère possible qu'avec une 

 lentille corrigée en ce qui concerne les aberrations et qui serait 

 calculée pour une longueur d'onde déterminée. J'ai trouvé ceci 

 réalisé dans les objectifs monochromatiques que Zeiss a 

 construits pour la méthode de microphotographie avec les ra^^ons 

 ultra-violets de Koehler 7). Ces monochromates sont corrigés 

 pour la longueur d'onde de et sont bons aussi pour 2^o\).\). 



(la raie très intense du spectre de l'étincelle du magnésium). Ils 

 donnent donc une image bien nette. J'étais amené alors à 

 adopter une partie de la disposition de Koehler pour l'obtention 

 de la raie 28o[j.[x du spectre ultra-violet : courant induit alimenté 

 par courant continu de 1 10 volts à 3 amp. avec l'étincelle entre 

 les électrodes de magnésium, dont la distance était de i-2"^*"; 

 la décharge était condensée par une batterie de 2-4 bouteilles 

 de Leyde de 0,002 microfarad environ chacune. Comme trans- 

 formateur, j'avais à ma disposition une bobine de Radiguet de 

 45 cm. d'étincelle, comme interrupteur celui de Radiguet cuivre 

 sur cuivre. La lumière, émise par l'étincelle, passe à travers 

 une lentille convexe en quartz, qui projette une image réelle de 

 la source à une distance de 5o cm. environ de la source. 

 Derrière cette lentille on a deux prismes en quartz, qui dis- 

 persent la lumière émise de telle manière, que chaque raie 

 donne une image spectrale de la source dans le plan indiqué. 

 Des divers faisceaux spectraux seul l'ultra-violet de 28o[j.[j. est 

 conduit vers la base du pied du microscope. 



Dans la direction de ce faisceau ultra-violet il fallait mettre 

 un système de lentilles et de pupilles, qui permettraient de 

 projeter une image réelle diminuée ultra-violette de la source 

 lumineuse à une distance de longueur de tube jusqu'à un 

 objectif en quartz, placé dans la douille du condenseur Abbe 

 en position inverse (Fig. i). Dans ce cas je devrais obtenir dans 

 le plan de la préparation à opérer une image réelle ultra-violette 

 encore de beaucoup diminuée par rapport à la première : si 

 par exemple l'agrandissement propre de l'objectif est égal à 5o, 

 c'est une diminution de 5o fois qu'on devrait pouvoir réaliser 

 dans ce point, de l'image flottant dans l'espace à la distance de 

 la longueur du tube. Mais pour avoir ces fortes diminutions et 

 à distances sus-indiquées, il fallait prendre des lentilles corrigées 

 à distances focales relativement courtes, mais ceci entraînait, 

 comme on le sait, l'emploi des systèmes à ouvertures numé- 

 riques et conséquemment à angles d'ouverture relativement 

 grands, ce qui pouvait donner une grande perte d'intensité 

 lumineuse et par suite de toxicité ou d'eflicacité. 



N'ayant pas la possibilité de faire construire des systèmes en 

 quartz calculés à mes buts, j'ai du avoir recours aux systèmes 

 déjà existants pour d'autres buts, notamment pour la micro- 



