de la base dû pied du microscope. Dans la douille de Tappareil 

 Abbe est placé enfin à l'inverse un autre objectif en quartz: 

 le monochromate 6'""^ L'objectif 6'^'^, ayant un grossissement 

 propre de 5o environ, il est facile de voir, que pour que l'image 

 de la source qui sert pour radiopiquer l'objet microscopique, 

 ait un diamètre de 5[j. par exemple — grandeur d'un noyau 

 d'œuf d'oursin — la fente qui confine l'image réelle entre les 

 prismes et le système optique, doit avoir à peu près 1/4 de 

 millimètre en diamètre. Le calcul et la construction de la 

 marche des rayons montrent que c'est le cas, quand en em- 

 ployant un 6'^^^ monochromate, Tétincelle est fixée à 2"^'^^ la 

 distance entre celle-ci et la lentille (f = 5 cm.) est de 6 cm. 

 environ et la distance entre la lentille et l'objectif atteint 5o cm. 

 environ. 



Dans la Fig. 3 on voit les dimensions réciproques d'une 

 hématie de grenouille avec son noyau (N) et l'image ultra- 

 violette (7'), fournie par le faisceau, qui sert pour la radiopuncture. 



Entre l'oculaire et le prisme à réflexion totale je place un 

 miroir troué, comme on en emploie en ophthalmoscopie. Par 



N 



\ 



Fig. 3. 



son trou le faisceau ultra-violet passe sans inconvénients. Le 

 miroir réfléchit la lumière blanche d'une lajiipe, placée de côté, 

 ce qui permet d'avoir le champ de la préparation éclairé, ce qui 

 est indispensable pour la mise au point et pour l'observation 

 pendant la l adiopuncture. La lumière de la lampe peut être 

 éliminée par un écran. 



Pour la mise au point je me sers d'une préparation fluo- 

 rescente, qui est placée à côté de la goutte contenant l'élément 

 à opérer, sur la mêm^ lamelle en quartz, qui sert de porte- 

 objet. C'est une solution de fluorescéine. Dans celle-ci l'image 

 microscopique ultra-violette apparaît très clairement comme 

 un point minime brillant de couleur verte sur fond noir. La 

 manipulation de la mise au point du dard radiopiquant est la 

 suivante : on met au point la cellule à opérer comme d'ordi- 

 naire ; puis par un mouvement de la platine à chariot on passe 

 à sa place la goutte de fluorescéine. On abaisse ensuite l'écran, 

 ce qui obscurcit le champ visuel et on fait jouer l'étincelle. En 

 abaissant ou en soulevant le condenseur on voit une lueur 

 diffuse verte, qu'on arrive facilement à mettre au point, jusqu'à 



