SÉANCE DU 21 JUIN 1901. 



449 



raie d'une étude publiée dans le Zeilschrift f. d. Berg- y Hùlten- und Sali- 

 nenwesen, relative à un appareil inscripteur de la proportion de grisou 

 contenue dans l'air des mines. 



Sur l'avis favorable de l'Assemblée, cet article de M. Verney est 

 reproduit ci-dessous avec la figure qui l'accompagne. 



IV O T E 



SUR UN 



Appareil destiné à analyser les mélanges grisouleux 1 



PAR 



M. l'Ingénieur VERNEY. 



La plupart du temps, on cherche la teneur en formène des mélanges 

 gazeux au moyen de l'analyse chimique ou de la lampe Pieler. L'ana- 

 lyse présente l'inconvénient qu'elle ne peut être faite que par un spé- 

 cialiste et dans un laboratoire; la lampe Pieler ne donne qu'une 

 approximation insuffisante. L'appareil décrit plus loin peut être 

 employé sans aucune connaissance spéciale et permet de lire, à un 

 instant quelconque, avec autant de facilité qu'on voit l'heure sur une 

 montre et avec une approximation de G. Oo %, la teneur en grisou d'un 

 courant d'air déterminé. Il peut être installé en un endroit quelconque 

 où l'on puisse amener par un tube l'air à analyser. 



Le principe de la méthode repose sur la différence de poids de deux 

 colonnes gazeuses, l'une d'air pur, l'autre d'air chargé de grisou, diffé- 

 rence révélée par un micromanomètre de haute sensibilité. Le même 

 appareil sert, avec des dimensions différentes, à doser l'acide carbo- 

 nique dans les gaz des foyers de chaudières. 



L'appareil (voir la figure ci-après) se compose essentiellement de 

 deux tubes verticaux a et b de même diamètre et d'une hauteur de 5 à 

 6 mètres, mesurée de k en x; f est un robinet mettant le tube a en 

 communication avec un tube d d'où vient l'air de la mine; e met en 

 communication le tube b avec l'air pur extérieur. L'aspiration de l'air 

 de la mine, d'une part, et de l'air extérieur, d'autre part, est produite 



(1) D'après le Zeitschrift f. d. Berg-, Hùtten- und Salinemvesen. 

 1901. PROC.-VKRB. 



29 



