SÉANCE DU 'SI JUIN 1901. 



451 



par la trompe à eau o. Sur le tube g, qui réunit le sommet des tubes 

 a et b à la trompe, sont placés un manomètre ordinaire et un robinet. 

 Un petit robinet z permet d'expulser l'eau condensée dans le tuyau g. 



A la distance H, sous le point x, sont placés deux robinets coudés k 

 et /. Ils peuvent mettre en communication chacun des tubes a et b avec 

 les deux branches du micromanomètre, ou bien fermer les tubes a et b 

 et faire communiquer les deux branches du manomètre avec l'air 

 ambiant. Les deux robinets k et / sont manœuvrés simultanément par 

 une tige qui en réunit les poignées. 



Le micromanomètre se compose d'une boîte M de 40 centimètres de 

 diamètre, formant la première branche, réunie à un tube de verre gra- 

 dué, de très faible diamètre et incliné, m, qui est la seconde branche, 

 et remplie d'alcool de 0.80 de densité. L'inclinaison du tube m est inver- 

 sement proportionnelle à la sensibilité de l'instrument; elle est de ^oo 

 dans le cas ordinaire. 



Supposons donc les deux tubes a et b remplis, au moyen de la trompe, 

 l'un, a, d'air pur, l'autre, b, d'air de la mine. 



Suivant la loi de l'équilibre hydrostatique, le liquide va s'élever dans 

 la branche m, et d'autant plus qu'il y aura dans le tube b un gaz plus 

 léger par rapport à celui qui remplit le tube a : ces deux gaz se trouvant 

 dans les mêmes conditions de pression et de température. Le niveau 

 du liquide dans le tube m indiquera donc directement la différence de 

 densité des deux colonnes a et b et, partant, la teneur en grisou de 

 l'air enfermé en b. 



En effet, 1 mètre cube d'air pèse 1 293 ê ' ,06 à 0° et 760 millimètres, 

 1 mètre cube de CH 4 pèse, dans les même conditions, 715 gl ,06; 1 mètre 

 cube d'air renfermant 10% de CH 4 pèsera par conséquent 1 235 gr ,26, 

 soit 57^,80 de moins que 1 litre d'air. 



Or, si les colonnes gazeuses, dans l'appareil, avaient seulement 

 1 mètre de haut, une différence de poids de 1 000 grammes par mètre 

 cube entre elles produirait une élévation de 1 millimètre d'eau dans la 

 petite branche du manomètre. Comme elles ont 6 mètres, et que la 

 différence de poids est de 57^,8, l'élévation de la colonne liquide dont 

 la densité est très rapprochée de celle de l'eau sera de : 



^M=0 ,3468. 

 1000 



L'inclinaison du tube étant de 1 / 400 , le liquide se déplacera dans ce 

 tube de : 



400 X 0,3468 — 138,72. 



