PROCÈS VERBAUX. 



Pour chaque unité de CH 4 % dans le mélange, on obtient un dépla- 

 cement du liquide de : 



1^1! = , 3,87. 

 10 



Il suffirait, pour retrouver ce résultat, d'écrire l'équation d'équilibre 

 des fluides dans l'appareil, considéré comme formant un système de 

 vases communicants. 



Le micromanomètre porte à côté de la graduation en millimètres 

 une échelle où se trouvent, en regard des indications de l'échelle pré- 

 cédente agrandie, les teneurs correspondantes en CH 4 depuis 0 jus- 

 qu'à 2.8 °/o> avec des divisions en millièmes, ce qui permet d'apprécier 

 l /a millième. 



Pour avoir les variations de teneur en grisou du courant d'air à exa- 

 miner, il est nécessaire d'envoyer dans l'instrument un courant inin- 

 terrompu. Mais dans ce cas, la trompe n'a pas à surmonter les mêmes 

 résistances pour aspirer l'air pur dans le tube a, l'air de la mine dans 

 le tube b; ce dernier est, en effet, à une pression moindre. 11 y aurait 

 donc là une cause d'erreur qui fausserait les indications du micromano- 

 mètre si l'on n'avait le moyen de l'éliminer. C'est à cela que sert le 

 manomètre j. La trompe est d'abord mise en mouvement, puis on ouvre 

 le robinet e entièrement et l'on observe la dépression qui s'établit en j 

 (40 mm par ex.). On ouvre alors /"graduellement et on le laisse dans une 

 position telle que cette même dépression reste établie. 



Enregistrement automatique des indications de l'instrument. — On 

 obtient cet enregistrement par un procédé photographique qui donne, 

 de trois en trois minutes, la teneur en CH 4 indiquée par le microma- 

 nomètre et dont nous allons dire quelques mots. 



L'alcool contenu dans le manomètre est rendu imperméable à la 

 lumière par une couleur noire d'aniline et une source lumineuse éclaire 

 vivement le tube. Un objectif photographique envoie de ce tube une 

 image un peu agrandie sur la périphérie d'un cylindre tournant autour 

 d'un axe horizontal à raison de un tour en douze heures. 11 se dessine 

 ainsi, suivant une génératrice, un trait continu représentant la colonne 

 liquide suivie d'une série de petits traits transversaux, image des divi- 

 sions tracées en noir sur le tube de verre. Si le cylindre est couvert de 

 papier sensible à l'action de la lumière, on obtiendra sur toute sa péri- 

 phérie un négatif où restera en blanc la surface balayée par l'image de 

 la colonne liquide. Mais cette image, à un instant donné, a 3 milli- 

 mètres de largeur, ce qui correspond à une rotation du cylindre de 



