SÉANCE DU 21 JUIN 1901. 



475 



enregistreur Richard (1). Cet appareil est d'une grande sensibilité; le 

 style traceur est constamment en oscillation; il en résulte des dia- 

 grammes parfois un peu barbouillés, inconvénient qu'on pourrait éviter 

 en animant d'une vitesse de translation plus grande la bande qui reçoit 

 le tracé. 



On ne peut pas toujours faire la mesure de la vitesse dans des sec- 

 tions réduites, où elle prend une valeur élevée. On peut obtenir par des 

 dispositions spéciales la multiplication des indications manométriques, 

 en utilisant à la fois la surpression et la sous-pression qui se produisent 

 sur les deux faces d'un disque soumis au choc du courant d'air, comme 

 l'a proposé M. Recknagel (2), ou en faisant usage des ajutages conver- 

 gents et divergents de Venturi, ou des anémomètres multiplicateurs de 

 Bourdon (3). Les pressions dues à la vitesse données par ces appareils 

 peuvent être mesurées par des micromanomètres à tube incliné, dont 

 on peut enregistrer les indications par les procédés photographiques (4), 

 qui ont l'avantage de ne demander aucune puissance motrice à la 

 colonne manométrique et permettent d'enregistrer avec une préci- 

 sion parfaite les indications manométriques amplifiées dues aux plus 

 faibles vitesses. 



Iïï. Dosage de la teneur en grisou de l'atmosphère minière. — Ce dosage 

 peut être opéré à l'aide d'appareils grisoumétriques plus ou moins 

 sensibles, basés soit sur les propriétés de la combustion du grisou, soit 

 sur les variations de la densité de l'atmosphère minière dues à la pré- 

 sence du grisou. 



De nombreux inventeurs ont cherché à donner une sensibilité plus 

 grande aux indications que donnent les lampes par l'auréole qui se forme 

 autour de la flamme par la combustion du grisou, en cherchant à mas- 

 quer la flamme éclairante. MM. Mallard et Lechatelier ont proposé 

 l'emploi de lampes à hydrogène (5). M. Clowes a réalisé d'une façon 

 pratique la substitution de la flamme d'hydrogène à la flamme éclai- 

 rante en allumant, au moment du dosage à la flamme d'une lampe Gray 



(1) Comptes rendus mensuels de la Société de l'Industrie minérale, mai 1899, p. 81. 



(2) Zeitschrifl des Vereins deutscher lngenieure, Bd. XXX, n° 24, p. 512. 



(3) Annales des Mines, 7 e série, t. XX, 1881, et P. Petit, Aérage des travaux 

 préparatoires des mines à grisou, Bulletin de la Société de l'Industrie minérale, 3° série, 

 t. XIV, p. 609, 1900. 



(4) Fuchs Beitrage zur Bestimmung der Geschwindigkeiten von Wetterstrômen. 

 Zeitschrift fur das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen, Bd XLVII, p. 227, 1899, et 

 Bd XLVIII, p. 12, 1900. 



(5) Commission du grisou française. Procès-verbaux des séances, 9 juillet 1879; voir 

 aussi Annales des Mines, 7 e série, t. XIX, p. 205, 1881. 



