476 



PROCÉS-VERBAUX. 



Ashworth, un jet d'hydrogène alimenté par un réservoir où l'hydrogène 

 est enfermé sous haute pression (4). 



M. Pieler (2) a imaginé l'emploi d'une lampe alimentée à l'alcool ; 

 M. Dinoire (3) s'est appliqué à supprimer les dangers de cet appareil 

 par l'emploi d'une double toile métallique, d'une cuirasse et de divers 

 dispositifs accessoires. M. Chesneau (4) a notablement perfectionné ce 

 genre d'indicateur, auquel il est arrivé à donner une sécurité parfaite 

 et une précision plus grande pour le dosage de quantités de grisou 

 variant de 0.2 à 2 */ 2 %, ce qui, au point de vue des conditions de tra- 

 vail de la mine, est pleinement satisfaisant. Pour des recherches scien- 

 tifiques, les indications n'ont pas une certitude absolue, et lorsqu'il 

 s'agit d'un relevé permanent, elles exigent la présence continue d'un 

 opérateur. Il est à remarquer que les quantités de grisou dont les varia- 

 tions sont à mettre en évidence seront en général très faibles, car dans 

 toute mine bien aérée les proportions de grisou que renferment les 

 retours d'air ne doivent guère dépasser de 0.5 à 1 °/ 0 ; il faut donc 

 n'avoir recours qu'à des appareils d'une extrême précision. Aussi ne 

 citerai-je que pour mémoire l'indicateur photométrique de Liveing (5), 

 basé sur réchauffement d'une spirale de platine par la combustion du 

 grisou; ainsi que l'appareil d'Ansell (6), basé sur l'endosmose du 

 grisou à travers une plaque poreuse ; l'indicateur acoustique de 

 Forbes (7); le phorménophone de M. Hardy (8); ces derniers appareils 

 reposent sur l'action de la densité de l'atmosphère sur les propriétés 

 acoustiques. On connaît pour tous les appareils où la densité de l'atmo- 

 sphère est prise comme base, les causes d'erreur résultant de la présence 

 dans l'air de la mine de propositions variables et non négligeables de la 

 vapeur d'eau, qui, comme le grisou, diminue la densité de l'atmosphère 

 minière et de l'anhydride carbonique qui augmente au contraire cette 

 densité et peut ainsi masquer partiellement la présence de grisou ou 

 de vapeur d'eau. Mais, dans un laboratoire, on peut débarrasser l'air de 



(1) Revue universelle des Mines, 3 e série, t. XXVII, 1894, p. 293. 



(2) Revue universelle des Mines, 2 e série, t. XV, p. 140, 1884. 



(3) Revue universelle des Mines, Exposition universelle de 1889; Le Matériel des 

 Mines, par A. Habets, 3* série, t. XIV, 1891, p. 224. 



(4) Annales des Mines, & série, t. II, 1892, p. 203, et t. III, 1893, p. 509 et 532. 



(5) Annales des Mines, 7 e série, t. XIX, p. 191, 1881 ; 8* série, t. III, p. 31, 1881, et 

 Comptes rendus mensuels de la Société de VIndustrie minérale, novembre 1880. 



(6) Annales des Mines, 7« série, t. XIX, 1881, p. 188. 



(7) Annales des Mines, 7 e série, t. XIX, 1881, p. 190. 



(8) Comptes rendus mensuels de la Société de VIndustrie minérale, avril 1895, 

 p. 134. 



