SÉANCE DU 21 JUIN 1901. 



477 



la vapeur d'eau et de l'anhydride carbonique et doser ces constituants 

 avant de soumettre l'air à l'appareil doseur de grisou (1 ). 



La même critique s'adresse à l'appareil de la maison G. -A. Schultze, 

 de Berlin. 



Cette firme est spécialiste dans la construction des appareils de 

 contrôle de la combustion dans des foyers de générateurs à vapeur; 

 l'appareil dont il s'agit ci-dessus a été imaginé pour doser la quantité 

 d'anhydride carbonique contenue dans les gaz de la combustion. Il 

 consiste essentiellement en deux longs tubes verticaux, dont l'un est 

 rempli d'air atmosphérique et l'autre des gaz de la combustion, débar- 

 rassés des poussières qu'ils entraînent et ramenés à la température et 

 à la pression de l'air. Un micromanomètre permet de peser la dif- 

 férence de densité des deux colonnes gazeuses et d'en déduire la 

 proportion d'anhydride carbonique contenue clans les gaz. En pro- 

 voquant un écoulement constant et de même vitesse dans les tubes, les 

 indications du manomètre marqueront à tout instant la teneur en 

 anhydride carbonique des gaz, et l'on pourra enregistrer ces indications 

 par les procédés photographiques. M. Paul Fuchs, de Charlottenburg,a 

 montré (2) l'application que l'on pouvait faire de cet appareil pour 

 l'analyse et pour l'enregistrement des quantités de grisou contenues dans 

 l'atmosphère des mines. Afin d'obtenir des indications correctes au 

 point de vue du grisou, il est nécessaire de faire passer l'air de la mine 

 dans un flacon renfermant de l'hydrate potassique ou de la chaux sodée 

 pour absorber l'anhydride carbonique, et dans un flacon sécheur. L'ap- 

 pareil enregistre alors la quantité de grisou contenue dans l'atmosphère 

 minière asséchée et privée de son anhydride carbonique, sans qu'il soit 

 possible de déterminer les quantités de vapeur d'eau et d'anhydride 

 carbonique qu'elle contenait. L'appareil Schultze a été établi en 1901 

 à la mine de Hibernia, en Westphalie. Il ne peut guère s'installer qu'à 

 la surface, et les prises que l'on pourrait faire à l'aide de tuyauteries ne 

 me paraissent pouvoir être effectuées en des points très éloignés des 

 puits, l'étanchéité de longues tuyauteries étant toujours difficile à 

 maintenir. 



Pour la détermination absolument correcte de la teneur en grisou 

 de l'air de la mine, on doit avoir recours aux méthodes de dosage dans 

 le laboratoire de prises d'essai effectuées dans la mine. 



(1) Comptes rendus mensuels de la Société de l'Industrie minérale, avril 1895, 

 p 134. 



2) Zeitschrift fur das Berg-, Hiitten- and Salinenwesen, Bd XVII. 1899, p. 73, et 

 Bd XLVI1I, 1900, p. 15. (Voir ci-dessus, page 449, la note de M. Verney sur cet appareil. ) 



