NOTES ET INFORMATIONS DIVERSES. 



4-85 



colore en bleu, a augmenté la précision de la lampe Pieler et lui a permis de déceler 



un millième de grisou (1). 

 » Un ingénieur anglais, M. Liveing, a imaginé un appareil fondé sur un principe 



tout différent; en observant la différence d'éclat de deux fils de platine portés au rouge 



par le même courant électrique et placés, l'un dans l'air pur, l'autre dans l'air grisou- 



teux, M. Liveing est arrivé à doser le grisou à V2 % près. 

 » Nous avons obtenu récemment des résultats fort encourageants en observant, non 



pas la différence d'éclat ou la différence de longueur, mais la différence de résistance 



électrique de deux fils de platine chauffés vers 1000° par le même courant et placés 



l'un dans le grisou, l'autre dans l'air pur. 

 » Deux fils de platine de V20 de millimètre de diamètre sont recouverts de cuivre 



électrolytique, sauf en leur milieu, sur une longueur de 10 millimètres réservée à la 

 gutta; après que la gutta a été dissoute à l'aide du sulfure de carbone, ces fils, conve- 

 nablement montés et placés, l'un dans une enveloppe étanche de verre, l'autre sous 

 une double toile métallique, forment les deux branches d'un pont de Wheatsone dont 

 les deux branches, en constantan, ont chacune une résistance d'environ 1,3 ohm. Les 

 accumulateurs (4 volts) d'une lampe électrique de mine Neu Catrice, obligeamment 

 mise à notre disposition par MM. Neu Catrice, et renfermés dans une caisse mesurant 

 0"\,10, 0 n, ,10. 0 m ,15, lancent, quand on appuie sur un contact, un courant de 2 ampères 

 environ dans l'appareil (0,68 dans les fils de platine, 1,36 amp. dans les bobines de 

 constantan). Un galvanomètre apériodique à pivot, type Chauvin et Arnoux, de 0 m ,10 

 de diamètre, dont le cadre mobile présente une résistance de 0,6 ohm et dont l'aiguil- 

 lage dévie de 100 divisions pour 50 milliampères, est intercalé dans la diagonale 

 du pont. Les résistances sont ajustées, en tenant compte des différences inévitables des 

 fils de platine, pour que l'aiguille reste au zéro quand l'instrument est dans l'air pur; 

 quand l'atmosphère contient du grisou, l'aiguille dévie de 1 milliampère environ 

 (2 divisions) par millième de grisou. 



» Les déviations de l'aiguillage sont très sensiblement proportionnelles aux teneurs 

 en gaz combustible; c'est ainsi que dans deux tournées souterraines, le 25 avril 1901, 

 avec un grisoumètre un peu différent du grisoumètre ci-dessus décrit, nous avons 

 constaté les déviations suivantes : 



Lampe Chesneau. Grisoumètre. 



Retour général de la fosse Saint-Saulve 



(C ie des mines de Marly) 7-8 millièmes 19 divisions 



Fosse Hérin (C ie des mines d'Anzin). 



Retour de la veine Taffin, levant . . 8,5 » 17 » 



Veine Hyacinthe, levant 5 » 10 » 



Moyenne veine, couchant 5 » 10 » 



Grande veine, levant 2 » 4 » 



Grande veine, couchant 8,5 » 19 » 



» Cette proportionnalité s'est maintenue, dans nos essais de laboratoire, avec des 

 teneurs de gaz d'éclairage croissant jusqu'à 5 °/ 0 , et nous croyons qu'elle se maintien- 

 dra avec le grisou jusqu'au voisinage de la teneur explosive. 



» Les déviations de l'aiguille varient d'autre part très rapidement avec le courant 

 fourni par les piles ; à titre de première approximation, nous pouvons indiquer qu'elles 

 sont proportionnelles à la puissance 3 e ou 4 e de l'intensité du courant. C'est ainsi que 



(1) G. Chesnau, Annales des Mines, 9* série, t. II, p. 203, 1892; Uwl, 9<> série, t III, p. 509, 1893 

 — Compte rendu du II e Congrès international de Chimie appliquée, t. III, p. 423, 1896. 



