486 



NOTES ET INFORMATIONS DIVERSES. 



les déviations mesurées ont doublé quand dans un de nos essais l'intensité dans les 

 fils de platine a passé de 0,64 à 0,75, l'intensité dans la seconde branche du pont de 

 0,32 à 0,45. Si, comme nous le croyons, le courant peut être maintenu constant à 

 1 / 40 près, la teneur sera connue avec une précision supérieure au précision inconnue 

 actuellement, pour les faibles teneurs tout au moins, et bien suffisante Une résistance 

 de 0,015 ohm intercalée dans le circuit des piles, et dont les extrémités peuvent, par 

 un commutateur de réglage, être mises en relation par les bornes du galvanomètre, 

 permettra d'ailleurs de vérifier cette constance et au besoin d'apporter aux lectures la 

 légère correction nécessaire. 



» Un écran mobile garantit, au moment de la mesure, le fil de platine contre tout 

 courant d'air. L'écran et le bouton contact sont disposés de telle sorte qu'on ne puisse 

 lancer le courant qu'après avoir refermé l'écran. 



» L'espace compris sous les toiles métalliques est tellement restreint qu'une explo- 

 sion, arrivant à se produire sous les toiles, ne pourrait prendre assez d'élan pour fran- 

 chir la barrière qui lui serait opposée et se propager au dehors; il serait vraisembla- 

 blement inutile d'ajouter à l'appareil un coupe-circuit automatique fonctionnant à une 

 teneur déterminée. 



» Dans l'examen de certaines cloches au toit des galeries ou des chantiers souter- 

 rains, une petite difficulté peut se présenter. Le grisoumôtre électrique ne donne, en 

 effet, aucune déviation dans l'air pur; il ne doit en donner aucune dans le grisou pur; 

 la déviation passe donc par un maximum pour une teneur voisine de 10 °/ 0 , et à toute 

 lecture correspondent deux teneurs, l'une au-dessous, l'autre au-dessus de 10 0 / o . H 

 suffit, pour écarter cette difficulté, ou de consulter la lampe de sûreté ordinaire (notre 

 appareil, comme les indicateurs à alcool, est grisoumétrique et non éclairant), ou de 

 faire rentrer progressivement l'air pur dans l'appareil; si la déviation de l'aiguille 

 diminue dès l'abord, c'est que la teneur de la cloche examinée est inférieure à 10 °/ 0 ; 

 si elle augmente dans les premiers instants, la teneur est supérieure à 10 %• 



» Le grisoumôtre électrique, pour peu qu'on donne aux fils de platine et aux bobines 

 de constantan des résistances convenables, permet de connaître, à tout moment, la 

 teneur en grisou du retour général d'une mine ou de certains retours particulièrement 

 intéressants. La création de véritables observatoires grisoumétriques est ainsi rendue 

 possible; résultat intéressant pour l'étude scientifique des dégagements grisouteux et 

 aussi peut-être pour la sécurité. 



» L'appareil se prête au dosage de tous les gaz combustibles, notamment de l'hydro- 

 gène, dont la température d'inflammation est bien inférieure à celle du formène pur, 

 et de l'oxyde de carbone. » C. Léon. 



(Extr. Comptes rendus hebdomadaires des séances de V Académie des sciences^ 

 t. CXXXII, n« 23, 10 juin 1901, pp. 1408-1410.) 



