28 



Е. Федоровъ. 



При предлагаемомъ новомъ способѣ кристаллографическихъ измѣреній первые два про- 

 цесса отпадаютъ сами собою, и измѣрителю остается только пріятный трудъ отсчитыванія по 

 ноніусу; развѣ только одинъ разъ для гемисферы кристалла нужно произвести юстировку 

 кристалла по одному поясу; послѣднее хотя и необходимо, но, какъ увидимъ дальше, полезно 

 для упрощенія вычисленій. 



На мой взглядъ именно послѣднее преимущество, т. е. возможность въ значительной 

 степени болѣе скораго наблюденія, придаетъ предлагаемому способу особое значеніе. 



Описаніе универсальнаго гоніометра. 



§ 8. Инструментъ построенъ по типу теодолитовъ, и состоитъ существенно ') (фиг. 3) 

 А) подставки, на которой при помощи массивнаго зажимнаго кронштейна укрѣплена 

 горизонтальная зрительная труба В) особаго устройства, описанная дальше. 



Труба эта при посредствѣ кремальерки Е приводится въ поступательное движеніе по 

 направленію своей оси; для этого движенія служатъ салазки К 2 ). 



Оно предназначено для того, чтобы приблизить трубу къ разсматриваемому кристаллу 

 на разстояніе яснаго зрѣнія. 



С) горизонтальный лимбъ. Около вертикальной оси, проходящей чрезъ центръ этого лимба 

 вращаются всѣ остальныя части прибора вмѣстѣ съ двумя ноніусами съ лупами. 



Вращающаяся около вертикальной оси часть состоитъ изъ подставки В, несущей гори- 

 зонтальную ось съ насаженными на нее вертикальными лимбомъ Е (снаружи) и кругомъ для 

 ноніуса (внутри) I 1 . По другую сторону оси къ ней привинченъ юстирный аппаратъ Еиезз'а. 



Всю эту вращающуюся около вертикальной оси часть гоніометра я буду называть подвиж- 

 ною частью прибора. 



Наконецъ Ѳ противовѣсъ. 



Важнѣйшею частью прибора является труба. При приподнятой подвижной линзѣ а 

 труба эта одновременно служитъ коллиматоромъ и зрительного трубою (фиг. 5). 



г. 5. 



т ) Приборъ этотъ осуществленъ, благодаря матеріальному содѣйствію Имп. Спб. Минералогического Обще- 

 ства, за что я и приношу свою искреннюю признательность. Основанія конструкціи и ожидавшіяся преиму- 

 щества были изложены мною въ 1889 г. (Зап. Имп. Спб. Минералоги ческаго Общества, ч. 26, стр. 458). Фиг. 3 

 иомѣщена въ началѣ книги. 



2 ) На салазкахъ имѣется замѣтка, показывающая, въ какое положеніе при наблюденіи должна быть установ- 

 лена труба. Въ противноыъ случаѣ, благодаря несовершенной параллельности въ движеніи этой трубы, можеть 

 вкрасться ошибка. 



