Кристаллогеометрическія изслъдованія. 



29 



Сиг налъ Ь (изображенный отдѣльно на фиг. 4) отражается отъ поставленеаго подъ угломъ 

 45° къ оси трубы весьма тонкаго стеклышка с; расходящіеся отъ сигнала лучи, пройдя объек- 



тивъ, принимаютъ параллельное положеніе. Параллельные 

 же лучи, отраженные отъ грани кристалла, поставленной 

 перпендикулярно къ оптической оси трубы, проходя тъ 

 обратно чрезъ объективъ сі и сходятся въ главномъ фокусѣ 

 е, гдѣ натянутъ паутинный крестъ. Здѣсь получается дѣй- 

 ствительпое изображеніе сигнала, разсматриваемое въ 

 увеличенномъ видѣ чрезъ Рамсденовскій окуляръ /'. 

 Для разсматриванія самаго кристалла подвижная линза опускается и, составляя съ 

 объективомъ болѣе сильную оптическую систему, преобразуетъ трубу въ слабый микроскопъ. 



Вертикальный лимбъ приспособленъ для повторныхъ отсчитываиій и для удобнѣйшаго 

 расположенія нуля. Грубое движеніе внутренняго круга съ ноніусами производится съ помощью 

 зазубренной головки а; головка (3 служитъдля закрѣпленія этого круга съ лимбомъ. Зажимныя 

 винты -/ид закрѣпляютъ положеніе лимба и круга съ ноніусами; понятно, что когда нужно 

 вращать тотъ или другой кругъ отдѣльно, слѣдуетъ ослаблять эти винты, а когда желаютъ 

 двигать оба круга заразъ, то, ослабивъ оба эти винта, повертываютъ головку (3 до нажатія. Во 

 всѣхъ остальныхъ случаяхъ эту головку слѣдуетъ отпустить. 



Для микрометреннаго движенія этихъ круговъ служатъ винты = и Ѳ. 

 Горизонтальный лимбъ не приспособленъ для повтореній. Грубое движеніе его весьма 

 удобно производится надавливаніемъ пальцевъ на противовѣсъ Сг, причемъ предварительно 

 ослабляютъ зажимной винтъ а '). Микрометренное движеніе производится пружпннымъ вин- 

 томъ Ъ. 



§ 9. Теперь разсмотрю процессъ производства наблюденій и ихъ записыванія. Измѣряе- 

 мый кристаллъ, какъ обыкновенно, наклеивается на юстирномъ приборѣ, а передъ боковымъ 

 отверстіемъ трубы, содержащимъ сигналъ, устанавливается зажженный волшебный фонарь. 

 Сигналъ ярко освѣщается, и мы можемъ чрезъ окуляръ наблюдать рефлексъ даже отъ малень- 

 кихъ достаточно блестящихъ граней. 



Чтобы свѣтъ отъ волшсбнаго фонаря не падалъ на глазъ и вообще не производилъ въ 

 комнатѣ вреднаго освѣщенія, отъ конца трубы волшебнаго фонаря на отверстіе тр}бы В (на 

 которое для этой цѣли надѣвается маленькій. черный конусъ) протягивается трубка изъ 

 чернаго коленкора. 



Для того, чтобы увѣриться, что свѣтъ волшебнаго фонаря направленъ правильно т.е. такъ, 

 чтобы привести къ возможно яркому освѣщенію сигнала, мы приставляемъ къ объективному концу 

 трубы плоско отполированную стеклянную пластинку. При этомъ, конечно, подвижная линза 



] ) На рисункѣ положеніе винта показано пунктиромъ, а буквою отмѣчено только его мѣсто. 



