Кристаллогеометрическія изслъдованія. 



31 



маленькихъ поворотовъ въ должномъ направленіи около подвижной оси. Въ случаѣ, если 

 кристаллъ юстироваеъ по оси симметріи т. е. если таковая расположена параллельно подвиж- 

 ной горизонтальной оси, полное обозрѣніе производится гораздо скорѣе, такъ какъ теперь 

 надобно вращать не на полный уголъ 180°, а только на его часть. 



Каждый разъ, какъ хотя маленькая часть изображенія сигнала пройдетъ въ полѣ зрѣнія 

 трубы, посредствомъ грубаго аъиженія безъ труда приводили, центръ сигнала въ положеніе 

 близкое къ центру паутиннаго креста; въ этомъ положеніи закрѣпляемъ винты Ь на а, а винтами 

 0 и Ь приводимъ центръ изображенія сигнала точно къ совпаденію съ центромъ креста. 



Теперь остается только произвести отсчитыванія по обоимъ лимбамъ. При этомъ я прини- 

 маю за правило первымъ отсчитывать показаніе горизонтальнаго лимба (относящееся къ пово- 

 роту около неподвижной вертикальной оси) и вторымъ — показаніе вертикальнаго лимба, 

 отдѣляя эти два числа напр. точкою съ запятой. 



Понятно, что всегда нужно отсчитывать по одному и тому же ноніусу '). 



Въ случаѣ присутствія эксцентриситета нужно брать показанія обоихъ ноніусовъ и тогда 

 показанія второго изъ нихъ, для отличія, я ставлю въ скобкахъ, напр. 98° 54' 30" (278° 

 53' 50"). 



Напримѣръ, запись 



46° 32' 10"; 98° 54' 30" 

 показываетъ, что около вертикальной оси произведенъ поворотъ на уголъ 46 32' 10", а 

 около подвижной горизонтальной оси — на уголъ 98° 54' 30". 



При вычисленіяхъ мы будемъ для гемисферы употреблять величины угловъ въ предѣлахъ 

 — 90° 0° нн 90°; однако, чтобы не могло произойти смѣшенія положительныхъ и отрица- 

 тельныхъ угловъ, въ конструированномъ мною гоніометрѣ лимбы раздѣлены на 360°. 



Принявъ во вниманіе то обстоятельство, что числа на лимбахъ соотвѣтствуютъ направ- 

 ленію движенія часовой стрѣлки и что для перечиеленія должны быть взяты тѣ числа, который 

 показываютъ, какія вращенія должны быть произведены, чтобы отъ положенія инструмента 

 въ моментъ наблюденія привести его въ первоначальное, мы найдемъ слѣдующія правила: 



а) наблюденныя числа нужно замѣнять ихъ дополненіями (до 180° или до 360' ) , или 

 брать ихъ съ противоположнымъ знакомъ, и Ь) если кристаллографическая долгота имѣетъ 

 величину въ предѣлахъ 90° — 180° — 270 й , то также на противоположный нужно измѣнить 

 и знакъ, относящійся къ кристаллографической широтѣ. 



Въ таблицахъ главы V приведены разнообразные и многочисленные примѣры пере- 

 численія сырыхъ наблюденій. 



Въ гоніометрѣ, конструированномъ мною, лимбъ непосредственно раздѣленъ на каждые 

 10' (каждый градусъ на 6 равныхъ частей), а въ ноніусѣ 59 дѣленій лимба раздѣлены на 

 60 частей, такъ что одно дѣленіе ноніуса соотвѣтствуетъ 10". 



') Съ этою цѣлью ноніусы занумерованы. 



