Кристаллогеометрическія изслъдованія. 



33 



Совершенно аналогично этому мы можемъ поступать и во второмъ случаѣ, т. е. въ случаѣ 

 оси симметріи высшаго наименованія. Но такъ какъ въ этомъ случаѣ мы имѣемъ въ своемъ 

 распоряженіи больше чѣмъ 2 рефлекса, то можемъ обойтись безъ отсчитываній на лимбѣ и 

 непосредственно юстировать по тремъ изъ нихъ. Пусть только два рефлекса (фиг. 6) А и В 

 проходятъ чрезъ центръ креста, а третііі рефлексъ С не совпадаетъ (въ ближайшемъ поло- 

 жены) съ этимъ центромъ В. Тогда мы подвигаемъ подвижную ось въ томъ направленіи, 

 при которомъ рефлексъ С удаляется еще больше отъ центра креста, и затѣмъ снова юстир- 

 ными винтами приводимъ рефлексы А и В къ совмѣщенію съ центромъ креста. 



Во всѣхъ случаяхъ для юстировки мы можемъ пользоваться наилучше образованными 

 гранями кристалла, а это придаетъ всему процессу особенную ценность. 



§ 1 1 . Кромѣ приведепиаго описанія общаго способа наблюденій при посредствѣ универсаль- 

 наго гоніометра, тотъ же пнструментъ можно, конечно, примѣиять и какъ обыкновенный гоніо- 

 метръ, т.е. подвергать измѣренію только одинъ поясъ кристалла, и притомъ можно пользо- 

 ваться сигналами, расположенными гдѣ-нибудь въ отдаленіи отъ прибора. 



Но такъ какъ такое пользованіе универсальнымъ гоніометромъ какъ гоніометромъ прос- 

 тымъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ дать какихъ-либо преимуществъ иередъ употребленіемъ 

 его въ качествѣ универсальнаго, то я и не стану останавливаться на описаніи предосторожно- 

 стей, которыя нужно соблюдать при такихъ измѣреніяхъ. 



Но я опишу вкратцѣ употребленіе этого гоніометра какъ универсальнаго при поль- 

 зованіи внѣшними сигналами (какъ въ гоніометрахъ съ одною трубою). Такое употребленіе 

 его можетъ стать полезнымъ или даже необходимым^ если отраженіе сигнала почти или 

 вовсе не наблюдается, и если притомъ можно наблюдать отраженіе отъ яркаго внѣшняго 

 сигнала. 



Въ этихъ случаяхъ можно рекомендовать слѣдующій пріемъ. 



Прилѣпляемъ ошлифованную пластинку къ пластинкѣ юстирнаго аппарата въ парал- 

 лельномъ къ ней положеніи (плашмя) и, поставивъ предварительно на нуль ноніусъ горизон- 

 тальнаго лимба, приводимъ пластинку посредствомъ юстирныхъ впнтовъ въ положеніе, перпен- 

 дикулярное къ оси трубы. Затѣмъ поворачиваемъ подвижную часть около вертикальной оси 

 на нѣкоторый уголъ (напр. 20°) и устанавливаемъ въ отдаленіи яркій свѣтовой сигналъ съ 

 точностью въ такомъ положеніи, чтобы отраженное изображеніе его совпадало съ центромъ 

 паутиннаго креста. 



При производствѣ полнаго обозрѣнія и при употребленіи пламени въ качествѣ сигнала 

 необходимо каждый разъ поворачивать вертикальный лимбъ на уголъ, не превышающій вели- 

 чину поля зрѣвія трубы. Но можно сократить время, помѣстивъ подлѣ сигнала ярко освѣщен- 

 ную поверхность, или же выставивъ невдалекѣ отъ пламеннаго сигнала другое пламя, которое 

 при измѣреніи, въ случаѣ сомнѣнія, можно убрать. 



Труды Геол. Ком. Т. X, № 2. 5 



